ÉNERGIE DANS LE SPKCTRE VISIIU.E. 



Tableau III 



Les valeurs introduites sous i, , sont les indications du galvano- 

 mètre et ne donnent ainsi que la distribution relative de l'intensité dans 

 le spectre. Les valeurs sous L x 1'*^ donnent le rayonnement en gr. 

 cal. par sec. et par cm^. Pour déduire les unes des autres, il est né- 

 cessaire de connaître la valeur absolue de L pour une certaine lon- 

 gueur d'onde. 



4. Détermination en mesures absolues du rayonnement 

 de la lampe Hefner. 



Pour réduire les déterminations relatives en mesures absolues, 

 j'ai d'abord déterminé le rayonnement total Q de la lampe Hefner à 

 l'aide du pyrhéliomètre de compensation électrique de mon imcntion') 



et ensuite le rapport — •''' du rayonnement lumineux au rayonnement total. 



Ainsi j'ai obtenu -^0,70, après quoi il est facile de transformer les autres 

 valeurs de L en mesures absolues^). 



a. Détermination du rayonnement total. 



Le pyrhéliomètre employé à cet effet était un très bon instru- 

 ment avec toutes les perfections dues à Texpérience. Los bandes ab- 

 sorbant la chaleur étaient de manganine et d'une largeur de 0,i497 cm, 

 la résistance était de 0,0815 ohm par cm. Ces valeurs m'ont permit 

 de déterminer la constante A: de l'instrument = 0,1314 et j'ai obtenu 



') K. Ångström, Acta Soc. Upsal. 1893. The Fliys. Rev. I, 365, 1893. 

 ") Voir la note pteliiiiiiiaire: K. AMiSTRüM. l'Iiys. /. S. -l, 257. 1902. 



