5'io H. Knicp imd F. Mmder. 



genau parallelwandigen, gekitteten Cuvette. Je nach den Ver- 

 suchsbedingungen benutzten wir Wasserschichten von ver- 

 schiedener Dicke; das nähere darüber wird unten angegeben 

 werden. Zweitens müssen die beleuchteten Lötstellen der 

 Thermosäule berußt sein. Ruß ist bekanntlich das ideale Ab- 

 sorptionsmittel für Lichtstrahlen, d. h. der A'^erlust, also die- 

 jenige Energie, die nicht in Wärme umgesetzt wird, ist prozen- 

 tualiter so g'ering, daß sie praktisch völlig vernachlässigt werden 

 kann. 



Eine Thermosäule, die sich ihrer hohen Empfindlichkeit wegen 

 für unsere Zwecke als sehr geeignet erwies, ist die von Rubens 

 angegebene^). Sie besteht aus 20 parallelgeschalteten Eisenkon- 

 stantanelementen und hat einen inneren Widerstand von 5 Ohm. 

 Bei Temperaturerhöhung um i ^' wird eine elektromotorische 

 Kraft von 0,00106 Volt erzeugt. Die Größe der mit der 

 Thermosäule gerade noch meßbaren Temperaturerhöhung hängt 

 natürlich auch von der Empfindlichkeit des Galvanometers ab. 

 In Verbindung mit einem Panzergalvanometer von 5 Ohm 

 innerem Widerstand, welches für i Mikroampere einen Aus- 

 schlag von 3600 mm gibt (Skala in i m Entfernung), sind mit der 

 Rubens'schen Thermosäule noch Temperaturerhöhungen von 

 weniger als ^/loooooo*^ ^^^ messen. Beim Gebrauch eines der- 

 artigen Instruments ist natürlich auf das sorgfältigste darauf zu 

 achten, daß nicht durch Luftströme oder sekundäre Thermo- 

 ströme Eehler entstehen. Wir haben, um ersterem x'orzubeugen, 

 die vordere Öffnung des Trichters, durch welchen die Strahlen 

 eintreten, mit einer dünnen Glaslamelle bedeckt. Ferner wurden 

 die Drahtverbindungen da, wo sich zwei verschiedene Metalle 

 berühren, dicht mit Wolle umwickelt. Zur Unterbrechung des 

 Stroms muß aus leicht ersichtlichen Gründen ein Quecksilber- 

 unterbrecher verwandt werden. Auch ist darauf zu achten, 

 daß die Leitungsdrähte während der Beobachtung völlig ruhig 

 sind, da schon geringe Bewegungen derselben Induktionsströme 

 erzeugen, die das Resultat der Ablesung trüben können. 



1) Siehe Zeitschrift für den physikal. und ehem. Unterricht. Jahrg. XI, Heft 3, 

 S. 126. Eine Beschreibung des Apparates findet sich auch in Frick- Lehmann, 

 PhysikaL Technik I, S. 613. Bezugsquelh^: Keiser & Schmidt, Berlin N., Johannis- 

 straße 20/21. 



