über den Emfliiß versch icdeiif arbigen Lichtes auf die Kohlensmireassimilatio7i. 6^1 



Das Galvanometer, welches uns zur Verfügung stand, war 

 ein Deprez-d'Arsonval'sches Drehspulengalvanometer. Diese 

 Apparate haben bekanntlich den großen Vorzug, bei hoher 

 Empfindlichkeit von äußeren magnetischen Störungen in hohem 

 Grade unabhängig zu sein. Der Widerstand des Rahmens von 

 unserem Instrument betrug 7.0 Ohm, der Gesamtwiderstand 

 138,0 Ohm, die Empfindlichkeit 2,6X10-9, d.h. 2,6-10-9 Ampere 

 rufen bei i m Skalenabstand einen Ausschlag von i mm her- 

 \'or. Die Intensität des das Galvanometer passierenden Stromes, 

 welche als objektives Maß für die die berußten Lötstellen der 

 Themiosäule bestrahlende Lichtenergie anzusehen ist, ist der 

 Tangente des Ausschlagswinkels proportional. Diese wird mit 

 dem Fernrohr direkt abgelesen. Natürlich sind die abgelesenen 

 Werte nur dann direkt miteinander vergleichbar, wenn die Ab- 

 lesung bei demselben Skalenabstand erfolgt. Aus rein äußeren 

 Gründen wählten wir bei unseren Versuchen einen Skalenab- 

 stand von 72,5 cm. Die im folgenden Abschnitt mitgeteilten 

 Werte sind alle auf 100 cm Skalenabstand umgerechnet. 



Da es wünschenswert erschien, die zu den Versuchen ver- 

 wandten Intensitäten nicht nur untereinander zu vergleichen, 

 sondern einen absoluten Maßstab für deren Größe zu haben, so 

 bestimmten wir, wie groß der Galvanometerausschlag war, wenn 

 die Thermosäule von dem Lichte einer in i m Entfernung 

 stehenden Normalkerze bestrahlt wurde. Es stand uns zu diesem 

 Zwecke eine Hefn ersehe Amylacetatlampe zur Verfügung, in 

 der Form, wie sie in der technischen Reichsanstalt in Berlin 

 benutzt wird.^) Es wurden unter den beschriebenen Bedingungen 

 zwei Bestimmungen an verschiedenen Tagen ausgeführt, der Aus- 

 schlag- betrug in einem Falle 9,90, im andern 10,10, im Mittel also 

 10,00 cm. Nach A. Becker-) beträgt die strahlende Energie der 

 Hefnerlampe, in absolutem Maße ausgedrückt, 21,5X10-6 gcal 

 pro Sekunde und Quadratcentimeter, Auf Grund dieses Wertes 

 der nach dem von Angström^) angegebenen, mit dem Com- 

 pensationspyrheliometer gefundenen, umgerechnet ist, lassen sich 



^) Zu beziehen von S. Elster. Gasiihrenfabrik Berlin NO. Neue Königstr. 67/68. 

 2) A. Becker. Ann. d. Phys. IV. Folge, 1909, Bd. XXVIII, Heft 5. 

 ^) Angström. Absolute Bestimmung der Wännestrahlung. Wied. Anm. 1899, 

 Bd. LXVII, S: 647. 



