Bisherige Ergebnisse und fernere Aufgaben. 173 



berechnen zu kc innen. Die Chlormenge aber lässt sich durch Titrirung sehr scharf bestimmen und bietet 

 das Verfahren die Vortlieile, dass es an Bord auch bei sehr bewegter See ausführbar und dass es ferner 

 unabhängig von der Temparatur ist. Aus p würde dann s zu berechnen, also die aräometrische Messung 

 zu ersetzen sein. 



Dieser Weg, welcher die umgekehrte Reihenfolge der von der Kommission befolgten Beobachtungen 

 darstellt, ist zur allgemeinen Anwendung, namentlich bei Stationsbeobachtungen, aus verschiedenen 

 Gründen nicht geeignet. Die Ausführung einer guten Titrirung ist viel schwieriger als die einfache 

 Aräonieterablesung, sie würde den bei den Stationsbeobachtungen zu verwendenden Beobachtern nicht 

 zugemuthet werden können. Dann aber würde die unablässige Erneuerung der Titrirflüssigkeit ebenso 

 lästig wie kostspielig sein. 



Dies schliesst nicht aus, dass unter besonderen Verhältnissen, auf Expeditionen bei bewegter 

 See, unter den Händen eines geschulten Experimentators die FORCHHAMMER'sche Methode von grossem 

 Werthe sein kann. 



Bei den ersten Expeditionen hat deshalb auch JACOBSEN das Verfahren benutzt, theils um zu 

 untersuchen wie der FORCHHAMMER'sche „Chlorcoefficent" sich bewähren würde, theils um eine Reihe 

 Bestimmungen von p auszuführen. 



Vergleicht man die mit der Titrirmethode zu erzielende Genauigkeit mit derjenigen der aräome- 

 trischen Messung, so ergiebt sich, dass die Unterschiede nicht erheblich sind. Nimmt man z. B. aus den 

 Beobachtungen von Jacobsen ') einige beliebige Fälle heraus so findet sich: 



i) Chlor in loo Theilen Wasser 1,9802, daraus mit dem Chlorcoefficienten (1,81) 

 berechnet p^ 1,81 . 1,9802^3,584 

 spezifisches Gewicht beobachtet bei 14" R 1,0274 daraus p=: 274. 1,31 =^3,589. 



Aus der Chlorbeol)achtung stimmt das berechnete spezifische Gewicht mit dem beobachteten 

 überein. 



2) Chlor 1,9126 daraus p ^ 3,462 



spezifisches Gewicht 1,0264 ,, p =t 3,458 



und s aus der Chlorbeobachtung berechnet übereinstimmend mit der aräometrischen Messung. 



Es unterliegt keinem Zweifel, dass die chemische Titrirmethode in geübter Hand mindestens dieselbe 

 Genauigkeit gewährt, wie die aräometrische Methode. Wo es sich in erster Linie um die Ermittelung 

 von p handelt, ist dies sicher der F'all. Denn die Chlorcoefficienten scheinen für die Wasserbeschaffenheit 

 der verschiedenen Meere sich nur sehr wenig zu unterscheiden. Aber auch zur Bestimmung von s 

 wird das chemische Verfahren in Fällen, in welchen die Ausführung einer aräometrischen Messung 

 Schwierigkeiten darbietet, gute Dienste leisten können. 



b. Eine indirekte Methode, welche zur Ermittelung von s und p für Salzlösungen in Vorschlag gebracht 

 wurde, ist die optische. Da sich der Brechungsindex einer Salzlösung mit der Concentration ändert 

 und da sich ferner der Brechungsindex mit grosser Schärfe bestimmen lässt, so ist es denkbar, dass 

 nach Fesstellung der Beziehung zwischen Dichtigkeit des Salzwassers und Brechungsindex, die Beob- 

 achtung des Letzteren ein brauchbares Verfahren zur Ermittelung von s und p abgeben könnte. 



Die Methode ist zuerst, 1877, von Herrn Hn.GARD in Anwendung gebracht worden.') Der 

 Brechungsindex wird nach der F"RAUNHOFER'schen Methode bestimmt. Die Flüssigkeit wird in ein 

 Hohlprissma gebracht, in welches zugleich zur Bestimmung der Temperatur ein Thermometer eingesetzt 

 wird. Das Verhältniss des Brechungsindex zum spezifischen Gewicht muss experimentell ermittelt werden. 

 Herr Hll.GARDT giebt an, dass eine Genauigkeit von etwa 6 Einheiten der fünften Dezimale des 

 spezifischen Gewichtes erreicht werden kann. Dies wird aber kamn der Fall sein, da die direkte 

 Bestimmung des spezifischen Gewichtes die Grundlage bildet, über die Genauigkeit dieser also nicht 

 hinauszukommen ist, vielmehr die F"ehler der optischen Messung noch hinzutreten. Das HiLGARD'sche 

 Verfahren hat aber den Vorzug, dass die Wasserprobe deren spezifisches Gewicht bestimmt werden soll, 

 sicher identisch mit der optisch zu untersuchenden gemacht werden kann. 



') Siehe 2. Kommissionsbeiicht S. 294. 



■-) Report U. S. coast survey 1S77 S. 103; Zeitsch. f. liisir. R. iSSl 206 Wikdemann Beibl. iSSi S. 63S. Fortschr. d. Ps. 18S1 III 662. 



