52 ORCHIDÉES. 



les températures indiquées par l'autre. C'est une opération longue 

 et minutieuse, mais votre instrument sera alors aussi juste que 

 l'autre. 



Les thermomètres montés sur bois sont aussi paresseux que 

 ceux montés sur métal sont sensibles. Cela se comprend : les 

 métaux, bons conducteurs du calorique, subissent instantanément 

 les variations de température et transmettent immédiatement 

 leurs impressions au liquide thermométrique. Ce sont les seuls 

 qu'on devrait employer, malgré leur prix un peu plus élevé, soit 

 pour mettre dans les serres, soit pour placer dehors. Ceux montés 

 sur planchettes de bois ont do suite la graduation effacée ou brisent 

 leur tube en se tortillant. 



Au reste, quel que soit l'instrument que vous possédiez, la 

 première chose à faire est de vérifier si le zéro est à sa place : 

 opération bien facile, surtout en hiver, où l'on a tout ce qu'il faut 

 sous la main. Pour cela, on remplit de glace pilée ou de neige un 

 grand pot à fleur, après avoir pris la précaution de placer un 

 tesson sur le trou d'égouttement^ pour qu'il ne puisse se boucher 

 et intercepter l'eau de fusion. Vous y plongez votre thermomètre 

 de manière que la place présumée du zéro se trouve enfouie de 

 cinq à six centimètres ; on tasse bien la glace tout le tour pour 

 qu'elle soit bien en contact. Cela fait, vous portez le pot dans un 

 appartement chauffé, car s'il y gelait la glace ne pourrait fondre : 

 point important, le zéro des thermomètres étant le degré de 

 température de la glace en fusion. Vingt minutes environ après, 

 en retirant l'instrument, on vérifie sur l'échelle l'endroit où le 

 liquide s'est arrêté. S'il ne correspond pas juste au zéro de la 

 graduation, on le marque au crayon sur l'échelle, puis, quand 

 l'instrument sera sec, sur le tube, avec une épingle trempée dans 

 un peu de minium broyé dans du vernis au copal, afin d'en tenir 

 compte dorénavant dans l'estimation de la température ; à moins 

 que vous n^ayez l'adresse de démonter l'instrument et de l'ajuster 

 à sa vraie place. 



Pour avoir l'estimation exacte de la température extérieure, il 

 faut que le thermomètre soit placé : 1° dans un endroit où l'air 

 circule librement ; 2^ qu'il soit abrité des rayons du soleil ; 3° pré- 

 servé du rayonnement du sol ; 4° qu'il ne soit pas en contact avec 

 un corps échauffé, comme par exemple un mur peu épais qui 



