April 181)9.] 



lieber praktische Keimversuche. 



129 



wurde iiiul vor allem ilon Betlürfnisseu 

 der Praxis entspreclieu soll. 



Derselbe besteht, wie Fig. 14 zeigt, 

 aus einem Ifolzkasten (Höhe 39 Centi- 

 meter, Breite 25 (Jentimeter, Tiefe 

 37 Centimeter), dessen Thür und 

 Decke mit Ventilationsvorrichtungen 

 versehen sind. Im Inneren desselben 

 befinden sich sechs herausnehmbare 

 Ilolzrahmen, sogenannte Hürden mit 

 je zehn Glasstreifen, auf welche die 

 Keimbetten aus Filtrirpapier mit darin 

 eingeschlossenen Samen aufgelegt 

 werden. 



Zur Ermittlung 

 der während der 

 Versuchsanstellung 

 im Keimraume 

 lierrschendenTem- 

 pcrntur dient ein 

 seitlich angebrach- 

 tes, in einer Metall- 

 hülse leichthin und 

 her bewegliches- 

 Thermometer. Die 

 Keimbetten, von 

 denen eine ge- 

 nügende Anzahl in 



diesem Kasten untergebracht werden 

 kann, wie dies in Fig. 14 ersichtlich 

 ist, sind seitlich buchförmig zu öffnen. 

 (Fig. 11 bis 13.) In dieselben werden 

 die zu prüfenden Samen gleichmässig 

 ausgelegt und mittelst einer feinen 

 Brause oder Spritzflasche zeitweise 

 befeuchtet. 



Das hergerichtete Keimbett wird 

 nun auf die Grlasstäbchen der Hürden 

 gelegt, wobei jedoch darauf Acht zu 

 haben ist, dass dasselbe allseits frei 

 zu liegen komme, d. h. dass es weder 

 mit einem nebenan liegenden Keim- 

 bettj noch mit der Holzumfassung der 



Hürden in Berührung komme, weil 

 es auf diese Weise entweder durch 

 Uebergreifeu von eventuell auf dem 

 Nachbarkeimbett vorhandenen Schim- 

 melpilzfäden, beziehungsweise durch 

 Abfärben des Holzes leicht verun- 

 reinigt werden könnte. Diese Hürden 

 können leicht durch Blechtassen er- 

 setzt werden, welche dann zur Auf- 

 nahme der Erdkeimbetten dienen. 



Der Apparat ist an einem Orte auf- 

 zustellen, wo eine Temperatur von 

 20 bis 25 Grad Celsius herrscht, und 

 sind die Versuche womöglich Früh 

 und Abends zu 

 befeuchten, Avobei 

 jedoch strenge dar- 

 auf zu achten ist, 

 dass die Samen 

 nicht zu feucht ge- 

 halten werden — 

 ein Fehler, der sehr 

 häufig von minder 

 erfahrenen Ver- 

 suchsanstellern ge- 

 macht wird. Durch 

 zu grosse Nässe 

 Avird das Filtrirpa- 

 pier zu weich und besonders die obere 

 Hälfte des zusammengeklappten Keim- 

 bettes zu schwer, wodurch diese auf den 

 darunter befindlichen Samen lastet 

 und diesen zu viel Luft, respective 

 Sauerstoff entzieht. Es genügt daher, 

 wenn das Filtrirpapier in allen Theilen 

 von Wasser gleichmässig so durch- 

 tränkt ist, dass kein Wasser von dem- 

 selben abtropft. Bei der täglichen 

 Revision wird dann dieser Feuchtig- 

 keitsgrad zu erhalten gesucht. 



Am zweckmässigsten bedient man 

 sich zur Feucht erhaltiing der Keim- 

 versuche einer sogenannten Spritz- 



