Afd. A N.o 8) Neuer elektrisch registrierender Strommesser. 3 



deren Boden aus Ebonit hergestellt am Rande mit einer 

 bestimmten Zahl (z. B. 36) Kontaktstucke versehen ist. 

 Siehe F^ig. 1. Der eine Leitungsdraht (a) verzweigt sich 

 nach allén diesen Kontaktstucken, und sind zwischen den 

 Kontaktstiicken (/?,, /Zg....) und dem Verzweigungspunkt 

 [v) Widerstände verschiedener Grösse eingeschaltet. Die 

 andere Leitungsbahn (b) endet an einem den tragen- 

 den Zapfen der Magnetnadel umgebenden ringformi- 

 gen Metallstiick (c). Dieser Zapfen (z) ist vertikal be- 



Fig. 1. 



wcglich. Siehe F^ig. 2. Er ruht in einem kleinen Rade 

 endend an der Peripherie eines zweiten Rades (r), welches 

 mit einem von der Fliigel getriebenen Zahnrade (t) in Ver- 

 bindung steht. In diesem Rade ist ein Einschitt ange- 

 bracht. Als also das Rad in seiner Bewegung zu diesem 

 Punkte gelangt, fällt der Zapfen herunter, so auch die 

 Magnetnadel und schliesst mit dem einen Pole eine der Zwei- 

 gleitungen [a-v-kx — Magnetnadel — c-b). In dem Leitungs- 

 stiick a-b sind die Batterien und der Registrierappa- 

 rat öder einfacher ein Ampéremesser eingeschaltet. Aus 



