Afd. A N:o 8) Neuer elcktrisch regislrierender Sti-ommesser. 5 



in dem Aufbau möglich. Auch känn man ein Uhrwerk 

 zum Heben des tragenden Zapfens der Magnetnadel ein- 

 fiihren. Dabei sind die Widerstände wegzulassen, wenn 

 man nur der Kontaktenplatte eine Drehung gibt. Es werden 

 dann aber drei Leitungsbahnen notwendig, und wird die 

 zii einer Beobachtung erforderliche Zeit verlängert. 



Bei bifilarer Aufiiängung känn statt der Magnetnadel 

 ein Kontaktstiick verwendet werden, welches entweder der 

 Längenrichtung des Schiffes öder derjenigen der Strom- 

 fahne parallel gehalten wird. Die beiden tragenden Seile kön- 

 nen dann als Leitungen dienen, wenn nur die Winsche und 

 Meterräde isoliert auf dem Schiffe aufgestellt sind. 



Auch bei einem mit Pendel zur Geschwindigkeitsbestim- 

 mung ausgestatteten Apparate ist es möglich mittels Uhr- 

 werk und drei Leitungsdrähte mit öder ohne Widerstände 

 in der Kontaktenplatte bei unifilarer Aufhängung mit Hiilfe 

 von einer Magnetnadel öder bei bifilarer Aufhängung in ähn- 

 licher leicht ersichtlicher Weise einen fortlaufende am Schiffs- 

 bord ablesbare Angaben liefernden Apparat herzustellen. 

 Der oben beschriebene wird wohl doch entschieden die ein- 

 fachste und beste von allén diesen Alternativen sein. 



