32 G. LÜDELING. 



Da bei den Vorversuchen zu den Messungen des Potenüalgefälles 

 die Beobachtung gemacht wurde, dass das Hartgummistativ durch 

 ein ganz Imrzes, unwillkürliches Herabstreichen mit der Hand im 

 Augenblick des Feststeckens im Boden stark elektrisch wurde und 

 längere Zeit danach noch zu störenden Aufladungen des Elektroskops 

 führte, so wurde folgende Vorsichtsmassregel getroffen: Zunächst 

 leuchtete man das ganze Stativ über einer nicht leuchtenden (Spiritus-) 

 Flamme ab und dann fasste man es nur noch an den Metallteilen 

 an. Mit peinlichster Sorgfalt wurde auf Innehaltung dieser Vorsichts- 

 massregel geachtet. Ausserdem wairde der Apparat stets mindestens 

 eine Stunde vor Beginn der Ablesung fertig montiert und bis zum 

 Schlüsse der Messung nicht mehr berührt. Man durfte wohl an- 

 nehmen, dass so etwaige Störungen, die trotz aller Vorsicht noch 

 auf die beschriebene Weise hervorgerufen sein konnten, im Verlaufe 

 einer vollen Stunde unbedingt verschwunden waren. 



Wenn der Wind auf etwa 6 m. p. s. wuchs, so machten sich Luft- 

 strömungen in dem Elektroskope bemerkbar; einige Male waren 

 dabei die Schwankungen der Blättchen so stark, dass die Ablesungen 

 als unsicher bezeichnet werden oder gar ausfallen mussten. 



Durch Feuchtigkeit entstanden trotz des häufigen Transports 

 ins Freie und umgekehrt fast niemals Schwierigkeiten, da hier (wie 

 auch sonst bei allen meteorologischen Instrumenten mit demselben 

 guten Erfolge) stets die Regel befolgt wurde: Vor dem Hinausbringen 

 ins Freie das Instrument aus dem Kasten herausnehmen und soweit 

 wie möglich öffnen, dagegen vor dem Hereinbringen sorgfältig schliessen 

 und im Kasten verpacken. Auf diese Weise wird sowohl die Ab- 

 kühlung beim Hinaustransportieren wie auch die Erwärmung beim 

 Hereinbringen zu einem energischen Trocknungsprocess ausgenutzt. 



Da bezüglich der Eichung der verwandten Elektroskope Zweifel 

 auftauchten, die nachträglich nicht mehr zu beheben waren, so 

 konnten die so erhaltenen absoluten Messungen leider nicht mit 

 derjenigen Sicherheit reduziert werden, die sie in Anbetracht der auf 

 sie verwandten Sorgfalt seitens des Beobachters Dr. Lindhard, des 

 Arztes der Expedition, ganz gewiss verdient hätten. Die Werte 

 mögen also mit Fehlern behaftet sein, geben aber doch sicherlich 

 der Grössenordnung nach einen genügend zuverlässigen Anhalt über 

 die Höhe des in jener Gegend gemessenen Potentialgefälles. Sie finden 

 sich mit den anderen Beobachtungen zusammen in den im Anhang 

 gegebenen Tabellen. 



2. Registrierungen des Potentialgefälles. 



Wie schon weiter oben erwähnt wurde, diente zu den Registrie- 

 rungen des Potentialgefälles ein mechanisch registrierendes Quadranten- 



