Die luftelektrischen Messungen. 



83 



Elektrometer nach Benndorf. Eine genaue Beschreibung dieses 

 Instrumentes findet sich von H. Benndorf selbst gegeben in den 

 Sitzungsberichten der Wiener Akademie, Abt. II a, Bd. CXI, S. 487 ff 

 und Physikalische Zeitschrift 7, S. 98-101, 1906. 



Zum Laden der Quadranten standen 2 Normalbatterien nach 

 Weston von je 100 Elementen zur Verfügung, von denen die eine 

 jedoch infolge Kurzschlusses bald nach der Ankunft der Expedition in 

 Grönland ganz 



versagte und 

 sich später auch 

 nicht wieder er- 

 holte. 



Als Kollek- 

 tor wurde auch 

 hier wieder ein 



Poloniumstift 

 verwandt. 



Die Art der 

 Aufstellung ist 

 aus Fig. 3 zu er- 

 sehen, sie blieb 

 von Anfang bis 



zu Ende der 

 Registrierungen 



unverändert 

 dieselbe. 



DasQuadran- 

 ten - Elektrome- 

 ter fand seine 

 Aufstellung im 



Wohnräume 

 des Hauses, un- 

 mittelbar neben 



Fig. 3. Aufstellung des RegistFlerapparates. 



dem Arbeitsplatze von Dr. Wegener. Die an die Elektrometernadel 

 führende Drahtleitung wurde zunächst an einen unten der Decke 

 befindlichen Isolator geführt und von hier aus weiter durch die 

 Zimmerdecke in den Bodenraum, an eine horizontal auf 2 Isolatoren 

 ruhende, etw^a Vhm zum Giebel hinausragende Messingstange. Letztere 

 trug an ihrem Ende das nach oben durch ein kleines Dach geschützte 

 Poloniumstiftchen. 



Anfangs liess der Gang der Uhr am Registrierapparate viel 

 zu wünschen übrig. Nach vielen Versuchen gelang es festzustellen, 

 dass die Axe der Unruhe verbogen war, und nachdem dieser Fehler 



