84 G. LÜDELING. 



glücklich beseitigt war, funktionierte das Uhrwerk stets zur Zu- 

 friedenheit. 



Dann folgte ein langer Kampf gegen Isolationsstörungen. Im 

 Wohnhause wurde stets geraucht, 2 Petroleumlampen, ein eiserner 

 Ofen sowie die 4 Bewohner und auch noch häufig anwesende Gäste 

 vom Schiff trugen das ihrige dazu bei, die Luft mit Staub zu er- 

 füllen. In ganz kurzer Zeit schlugen sich überall dicke Staubschich- 

 ten auf den Instrumenten nieder und die Isolation war stets sofort 

 wieder verloren. Bei dem Auseinandernehmen des Instrumentes zum 

 Zwecke einer gründlichen Säuberung der Bernsteinisolatoren gerieten 

 einmal versehentlich die beiden Quadrantenpaare des Elektrometers 

 in Berührung, während, eine Westonbatterie als Ladebatterie an- 

 geschlossen war. Die Folge dieses Kurzschlusses war der Ruin dieser 

 Batterie, die auch, wie vorhin schon betont, nie wieder in gebrauchs- 

 fähigen Zustand gesetzt werden konnte. 



Da Dr. Wegener im Herbst 1906 noch durch zahlreiche andere 

 Untersuchungen stark in Angriff genommen war, namentlich durch 

 Drachen- und Fesselballon-Aufstiege, Einrichtung der meteorologi- 

 schen Station, der magnetischen Registrier-Instrumente und der ab- 

 soluten magnetischen Messungen, ferner durch eine Schlittenreise 

 von Mitte November ab bis Anfang Dezember, so wurde es schliess- 

 lich Winter, ohne dass es gelungen war, das Registrierinstrument 

 für luftelektrisches Potentialgefälle in gebrauchsfähigen Zustand zu 

 bringen. Und als dieses endlich gelungen war, da traten neue 

 Schwierigkeiten ein: An der Durchführungsstelle der Messingstange 

 durch den Bodenraum ins Freie bildete sich beständig starker Reif, 

 der die schwer zu reinigenden Isolatoren vollständig überzog. Es 

 trat dadurch eine grosse Gefahr dafür auf, dass wieder irgendwo 

 Kurzschluss entstehen und nun auch die zweite und letzte noch zur 

 Verfügung stehende Ladebatterie verderben könnte. Die Registrie- 

 rungen wurden daher einstweilen eingestellt und bis zum Sommer 

 1907 verschoben. Hierzu entschloss man sich um so leichter, als 

 ja von diesem Zeitpunkte an immer noch ein befriedigendes Programm 

 durchgeführt werden konnte. Auch die absoluten Messungen wurden 

 bis zu diesem Termine verschoben. 



Bei den Schneestürmen des Winters wurde der ganze obere Boden- 

 raum bis oben hin mit Treibschnee gefüllt, sodass die über den 

 Boden führende Leitung völlig in Schnee eingebettet war. Erst im 

 Frühjahr 1907, d. h. im Juni, konnte der Schnee entfernt werden. 

 Der Poloniumstift war während des Winters abgenommen worden, 

 die Messingröhre musste man stark zusammenschieben, da die Stürme 

 sie abzubrechen drohten. Ganz ähnliche Verhältnisse herrschten 

 später auch wieder im Winter 1907 — 08. 



