Die luftelektrischen Messungen. g5 



Sofort nach Rückkehr von seiner Frühjahrs-Schlittenreise 1907 

 (am 30. Mai) nahm Dr. Wegener die Arbeiten am luftelektrischen Re- 

 gistrierapparate wieder auf. Nach den früher gemachten Erfahrungen^ 

 dass eine genügende Isolation aller Teile sehr schwer zu halten war, 

 wurde der Registrierapparat stets nur für kurze Zeit in Betrieb gesetzt 

 und danach die Normalbatterie wieder ausgeschaltet. Vor jeder Re- 

 gistrierung fand stets eine genaue Prüfung des ganzen Apparats auf 

 Isolation statt, wobei sich auch jedesmal ein gänzliches Auseinander- 

 nehmen und Reinigen der Isolationsstellen als nötig erwies. 



Das Registrierinstrument wurde immer so rechtzeitig vor einer 

 der angeführten 24 Stunden-Serien in Gang gesetzt, dass man bereits 

 vorher beurteilen konnte, ob es ganz in Ordnung war. Bei den 

 letzten Terminen wurde es auch noch einige Zeit hinterher in Gang 

 belassen, und am Schlüsse, als wegen der Nähe der Abreise nichts 

 mehr zu befürchten war, etwa Vh Monate lang. 



Was nun die erhaltenen Kurven des luftelektrischen Potential- 

 gefälles anbetrifft, so ist das Aussehen derselben ein überraschend 

 ruhiges. Freilich war auch die benutzte Empfindlichkeit des Qua- 

 dranten-Elektrometers keine sehr hohe. Sie betrug im Jahre 1907 

 in der Zeit vom August bis Oktober 15 Volt pro 1 mm, im Jahre 1908, 

 in den Monaten Juni und Juli 12 Volt. 



Etwas grössere Schwankungen treten eigentlich nur an einigen 

 Tagen im Juni und vor allem auch im Juli 1908 auf. Eine Ein- 

 wirkung des mehrfach beobachteten Nordlichts konnte in den Kurven 

 nicht festgestellt werden. Dagegen machte sich Nebel auch hier, 

 wie fast überall, in dem Sinne geltend, dass eine deutliche Erhöhung 

 des Potentialgefälles eintrat. Bei einigen leichteren Schneefällen 

 zeigte sich wohl eine gewisse Unruhe in der Aufzeichnung, doch trat 

 eine grössere Störung nicht ein. Bei einem schwachen Regenfalle 

 am 17. Juni 1908 gingen die Werte bis zu negativen herunter, die 

 allerdings geringe blieben. Auch sonst wurden noch einige Male 

 negative Werte erhalten, stets aber von kleinem Betrage, sodass 

 geringere Werte als — 15 Volt/Meter niemals vorkamen. 



Hinsichtlich der Auswertung der Kurven muss noch erwähnt 

 werden, dass sie nicht in der sonst üblichen Weise erfolgte, indem 

 man einfach die Ordinaten der vollen Stunden ablas, sondern man 

 folgte auch hier einem a. a. O. gemachten Vorschlage des Herrn Ad. 

 Schmidt ^) und las Mittelwerte für die einzelnen Stundenintervalle 

 ab. Im Übrigen lagen in den Registrierungen Werte von Minute zu 

 Minute vor. 



^) Ad. Schmidt, Ein Planimeter zur Bestimmung der mittleren Ordinate beliebiger 

 Ausschnitte von registrierten Kurven. Zeitschr. für Instrumentenkunde 1905, 

 S. 263. 



