80 



G. LÜDELING. 



Das luftelektrische Instrumentarium bestand aus: 



1) transportablen Apparaten zur Messung des Potentialgefälles, 



2) einem registrierenden Quadranten-Elektrometer nach Benndorf, 

 zur selbsttätigen Aufzeichnung des Potentialgefälles, 



3) 3 Polonium -Elektroden für die unter 1) und 2) genannten 

 Messungen, 



4) einem GERDiENschen Apparat zur Bestimmung der Leitfähigkeit, 



5) Apparaten zur Messung der Radioaktivität der Luft, 



6) den erforderlichen Hilfsapparaten, 



Schon hier mag bemerkt werden, dass von den luftelektrischen 

 Messungen nur diejenigen des Potentialgefälles und der Leitfähigkeit 

 weiter bearbeitetjworden sind, da die Bestimmungen der Radioaktivität 

 der Luft nicht mit genügender Sicherheit auszuführen waren. 



I. POTENTIALGEFALLE. 



\. Absolute Messungen mit den transportablen Apparaten. 



Zu diesen Messungen diente ein Hartgummistativ, auf welchem 

 die Kollektoren angebracht wurden. Als solche benutzte man zwei 

 Poloniumstifte, von denen der untere stets 1 m über dem Erdboden, 





Fig. 1. Aufstellung zur absoluten Messung des Potentialgefälles. 



der obere wiederum 1 m über dem unteren sich befand. Ausser den 

 Radiotellur-Kollektoren hatte man auch noch zwei Flammen-Kollek- 

 toren mitgenommen, die aber nur ein einziges Mal zur Anwendung 

 gelangten. Von den Kollektoren führten zwei dünne Verbindungs- 

 drähte an das Elektroskop, das eigentlich zum GERDiENschen Apparate 



