134 Alfred Wegener. 



Messung des Luftdrucks. 



Als absolutes Instrument diente, wie schon erwähnt, das Wild- 

 FuESs'sche Normalbarometer, dessen Korrektion zu vernachlässigen ist. 

 Dasselbe wurde gleich nach Errichtung der Station Danmarks-Havn 

 im Hause angebracht, wo es bis zur Rückreise hängen blieb. Es wurde 

 nicht zu den täglichen Ablesungen benutzt, sondern diente nur zur 

 Ermittelung der Korrektionen für die Stationsbarometer. Die Ver- 

 gleichungen mit diesen wurden immer nur im Sommer ausgeführt, weil 

 im Winter bei Heizung die unvermeidliche Temperaturschichtung eine 

 genaue Ermittelung der Quecksilbertemperatur nicht zuliess. Bei 

 der Aufstellung und ebenso vor Beginn jeder Vergleichsreihe über- 

 zeugte man sich durch Anschlagenlassen des Quecksilbers von der 

 Luftfreiheit des Rohres. Bei der letzten Vergleichung, im Juli 1908, 

 war der Anschlag nicht mehr so gut wie früher, und man konnte 

 bei Neigung des Rohres die Anwesenheit einer etwa 1 mm Durch- 

 messer haltenden Luftblase über dem Quecksilber feststellen, eine 

 Erscheinung, die gleichzeitig bei allen 3 Quecksilberbarometern be- 

 merkt wurde. Unter Berücksichtigung der hier in Betracht kommenden 

 Dimensionen ergibt eine Überschlagsrechnung, dass die Depression 

 der Quecksilbersäule durch dies Luftvolum.en nur wenige Hundertstel 

 Millimeter beträgt, so dass der hieraus entspringende Fehler vernach- 

 lässigt werden kann. 



Die täglichen Ablesungen des Luftdrucks fanden an der Haupt- 

 station bis zum 16. Aug. 06 noch mit dem auf der Seereise benutzten 

 Aneroid I statt, für das bereits bei der Besprechung der Beobach- 

 tungen auf der Seereise die Korrektion angegeben wurde. Vom 

 17. Aug. 06 ab wurden die Quecksilberbarometer benutzt, und zwar 

 zunächst bis zum 24. Okt. 07 das Marinebarometer Nr. 1478. 



Zur Bestimmung der Korrektion des letzteren dienen die Ver- 

 gleichungen mit dem Normalbarometer vom 29. Sept. — 4. Okt. 1906 

 und vom 22. und 28. Aug. 1907. Die erstere Reihe ergab folgende 

 Korrektionen: 



29. Sept. 1906 — 0.5 mm 



30. „ „ -0.4 „ 



1. Okt. „ —0.4 „ 



2. „ „ - 0.5 „ 



2. „ „ — 0.5 „ 



3. „ „ — 0.5 „ 



4. „ „ ■ • • - 0.4 „ 



Mittel. . . —0.46 mm 



