136 Alfred Wegener. 



Auch hier hat sich also die Korrektion im Laufe des Beobachtungs- 

 jahres bis auf weniger als Vio mm konstant gehalten. Schlägt man 

 wiederum die Reduktion auf das Meeresniveau von -f- 0.63 mm hinzu, 

 so ergibt sich eine Gesamtreduktion von 



+ 0.67 für August 1907, und 



+ 0.59 für Juli 1908. 



Es wurden deshalb an den auf 0"' Quecksilbertemperatur reduzier- 

 ten Barometerablesungen folgende Korrektionen angebracht: 



24. Oktober bis November 1907 +0.7 mm 



Dezember 1907 bis Juli 1908 +0.6 „ 



Auch das Barometer Nr. 785 zeigte bei der Vergleichung im Juli 

 1908 ebenso wie das Normalbarometer eine kleine Luftblase, deren 

 Einfluss aber gleichfalls kleiner als Viomm geblieben sein dürfte und 

 obendrein durch die Vergleichung mit dem Normalbarometer im 

 wesentlichen eliminiert ist. 



Einige Lücken in den Ablesungen sind in den später folgenden 

 Tabellen aus den Aufzeichnungen des Barographen ergänzt worden. 

 Diese Werte sind jedesmal in Klammern gesetzt. — Eine ausführ- 

 liche Bearbeitung dieser Registrierungen wird später erfolgen. 



Messung der Lufttemperatur. 



Zur Messung der Lufttemperatur an den 3 Terminen diente an 

 der Hauptstation die ganze Zeit über das vom Kgl. Meteorolog. In- 

 stitut zu Berlin geliehene Stations- (^/2 Grad-) Thermometer Nr. 657. Die 

 Korrektion dieses Thermometers betrug nach Mitteilung des Instituts: 



bei — 2Г Korrektion: —0.1° 



„ —0.1 



„ +20 „ 0.0 



„4-40 „ —0.1 



Diese Korrektion wurde als unveränderlich betrachtet, und dem- 

 nach alle Ablesungen über + 10° mit der Korrektion 0.0, unter + 10° 

 mit — 0.1° versehen. 



Die Hüttenaufstellung war verhältnismässig sehr frei von dem 

 bekannten Strahlungsfehler, einmal weil das grosse Modell der eng- 

 lischen Hütte benutzt wurde, und zweitens wegen der Seltenheit von 

 wirklich toter Windstille an der Station Danmarks-Havn (im Gegen- 

 satz zur Station Pustervig). Die noch zu bearbeitenden 24-Stunden-Beo- 

 bachtungen werden übrigens einen Vergleich mit dem AssMANN'schen 

 Aspirations-Psychrometer geben. 



Ein Gefrieren des Quecksilbers ist nur an einem Tage (am 



