Meteorologische Terminbeobachtungen am Danmarks-Havn. 137 



11. März 1907) möglich gewesen, an welchem zufällig auch eine 

 24-Stunden- Beobachtung unter Benutzung eines Aspirationsthermo- 

 meters mit Alkoholfüllung stattfand. Daher wurde das Alkohol- 

 thermometer Nr. 4867, das am 30. Nov. 06 in der englischen Hütte 

 neben dem Stationsthermometer angebracht worden war, nicht benutzt. 



Im zweiten Winter wurde dasselbe am 29. Jan. 08 wiederum dort 

 angebracht und lange Zeit hindurch zusammen mit dem Stations- 

 thermometer abgelesen. Es lag aber niemals Anlass vor, die Angaben 

 des letzteren zu verwerfen. 



Auch bei der Temperatur wurden einige Lücken in den Ab- 

 lesungen mit Hilfe der Registrierung ergänzt. Die betreffenden Werte 

 sind ebenso wie beim Luftdruck in Klammern gesetzt. 



Messung der Extremtemperaturen. 



a) Maximum. 

 Zur Messung der Maximumtemperaturen (um 8'') diente an der 

 Hauptstation zuerst das Max.-Thermometer Nr. 5465, für das keine 

 Prüfung von Hause her vorlag. Durch Vergleiche mit dem Stations- 

 thermometer unter Berücksichtigung der Korrektion desselben wurde 

 die Korrektion dieses Max.-Thermometers im August 1906 zu — 3° 

 ermittelt. Am 8. Dez. 06 bemerkte man Abweichungen von den An- 

 gaben des Thermographen und konstatierte Blasen im Quecksilber, 

 deren Entfernung nicht gelang. Deshalb wurde am 12. Dezember 1906 

 ein anderes Maximumthermometer (Nr. 5475) eingeführt, dessen 

 Korrektion durch Vergleichung mit einem Aspirations- (Normal-) 

 Thermometer am 13. Dezember 1906 wie folgt ermittelt wurde: 



bei — 23° Korrektion : -f0.1° 



„ 0.0 



„ -f 15 „ 0.0 



„ + 17.2 „ 0.0 



Am 6. Mai 1907 wurde die Korrektion nochmals bei ca. — 12° 

 revidiert und zu 0.0 gefunden. Es wurde daher, sofern keine Störungen 

 vorlagen, an den Ablesungen angebracht 



unter -20° die Korrektion: +0.1° 

 über - 20 „ + 0.0 



b) Minimum. 

 Zur Messung der Minimum-Temperaturen (um 8=') diente an der 

 Hauptstation bis zum 10. November 1907 das vom Meteorol. Institut 

 zu Berlin geliehene Minimumthermometer Nr. 3598. 



