138 Alfred Wegener. 



Dies hatte zufolge Mitteilung vom Institut folgende Korrektionen: 



bei - 62°: — 0.4° bei — 21°: - 0.2° 



„ - 40 : — 0.2 „ — : 0.0 



Wegen der häufigen Änderungen der Korrektion, welche bei 

 diesen Minimumthermometern infolge von Blasen in der Alkohol- 

 säule, sowie namentlich durch Kondensieren eines Teils des Alkohols 

 im oberen Röhrenende sich einstellen, wurde, wie es bei den däni- 

 schen Stationen überall üblich ist, jedesmal um 8=" auch das obere 

 Ende des Alkohols abgelesen, woraus sich durch Vergleichung mit dem 

 Stationsthermometer eine Kontrolle der Korrektion ergibt. Die so 

 erhaltenen Korrektionen wichen erheblich von den zu Hause bestimm- 

 ten ab, waren aber andererseits ziemlich konstant. Sie wurden daher 

 für richtiger angesehen als die zu Hause bestimmten Korrektionen, 

 und zur Reduktion der Minimumtemperaturen benutzt. Die Einzel- 

 werte zu benutzen schien allerdings nicht ratsam, es wurden viel- 

 mehr monatliche Mittel der Korrektionen gebildet. Auf diese Weise 

 wurden folgende Korrektionen erhalten: 



1906: August -h 0.5° 



„ September -|- 0.5 



„ Oktober +0.5 



November +0.5 



Dezember +0.5 



1907 : Januar, 1.— 20 +0.5 



21.— 31 +0.4 



Februar 1.— 14 +04 



16.-20 +1.0 



[Vom 21. Februar bis 13. März wächst die Korrektion infolge einer 

 sich stetig vergrössernden Blase in der Alkoholsäule von + 1.0 auf 

 — 3.0° an; am 13. März gelang es, die Blase zu entfernen.] 



März 13.-31 -f 0.7 



April +0.5 



Mai +0.2 



Juni +0.6 



Juli Ч-0.5 



August +0.5 



September +0.6 



Oktober +0.8 



November I.-IO +0.6 



Am 10. November 1907 wurde dies Thermometer zerbrochen, und 

 an seiner Stelle das gleichfalls vom Met. Inst, zu Berlin geliehene 

 Minimumthermometer Nr. 3595 in der englischen Hütte angebracht. 



