142 Alfred Wegener. 



Stand zu notieren, welchen das feuchte Thermometer während der Zeit 

 des Ablaufens des AssMANN'schen Aspirators annimmt. Ist die Luft- 

 temperatur dabei aber nicht konstant, sondern schwingt sie um einen 

 mittleren Wert hin und her, so wird der Beobachter nicht den zum 

 Mittelwert gehörigen Stand des feuchten Thermometers, sondern den 

 zum Minimumswert der Schwingung gehörigen notieren, während beim 

 trockenen Thermometer kein Grund für ihn vorliegt, irgend eine Phase 

 der Schwingung zu bevorzugen. Infolge dessen wird in den kältesten 

 Monaten, wo die Schwingungen der Lufttemperatur am grössten 

 sind, nicht nur der Fehler der einzelnen Psychrometerablesung bis- 

 weilen ausserordentlich gross, sondern es schleicht sich hier auch 

 noch ein in den Mittelwerten deutlich erkennbarer systematischer 

 Fehler ein. 



Eine weitere Schwierigkeit bildete die Frage, was mit denjenigen 

 Beobachtungen geschehen sollte, welche mehr als 100% relative 

 Feuchtigkeit geben. Obwohl, wie weiter unten bei den Haarhygro- 

 meterbeobachtungen gezeigt werden wird, das Verfahren nicht frei 

 von Bedenken ist, blieb doch nichts weiter übrig, als in solchen 

 Fällen einfach > 100 zu schreiben, und bei der Mittelbildung ledig- 

 lich die 100 '^/o mitzunehmen. Die Berechnung von Feuchtigkeiten 

 oberhalb 100 ^/o nach den Psychrometerbeobachtungen wäre nämlich 

 mit besonderen Schwierigkeiten verbunden, da unsere Tabellen bei 

 dieser Grenze abbrechen, und auch über die Gültigkeit der empirischen 

 Formeln jenseits derselben nichts bekannt ist. Da übrigens auf der 

 andern Seite auch solche Fälle vorkommen, wo die Grenze der Tafel 

 nach der Seite der Trockenheit hin überschritten wird, so wurde eine 

 gewisse Kompensation auf die Weise geschaffen, dass auch in solchen 

 Fällen stets der letzte vorhandene Tafelwert hingeschrieben wurde. 



b) Mit dem H aar hy gro m et er. 



An der Hauptstation wurde nur das KoppE'sche Haarhygrometer 

 Nr. 13 benutzt. Dies Instrument funktionierte im allgemeinen zur 

 Zufriedenheit gerade auch bei tiefen Temperaturen, wenn die Psychro- 

 metermessungen wegen der schnellen Temperaturschwankungen illu- 

 sorisch wurden. Der einzige Mangel war der, dass — wenigstens 

 anfangs — ^ das Instrument im Schneesturm fast regelmässig mit Treib- 

 schnee gefüllt und dadurch ausser Tätigkeit gesetzt wurde. Leider 

 wurde erst im zweiten Winter die wichtige Entdeckung gemacht, 

 dass sich dies fast völlig vermeiden lässl, wenn man auch die Rück- 

 wand des Instruments herausnimmt, so dass der Wind frei durch 

 dasselbe hindurchstreichen kann. Nachdem diese einfache, aber 

 höchst wirkungsvolle Abänderung vorgenommen war, wurden selbst 

 bei den stärksten Schneestürmen keine Störungen mehr bemerkt. 



