Meteorologische Terminbeobachtungen am Danmarlis-Havn. 143 



Die Justierung des Sättigungspunktes wird bei dem KoppE'schen 

 Haarhygrometer in einfacher Weise mit Hilfe einer mit Wasser ge- 

 tränkten Gazewand erreicht, die hinter dem Haar in dem ab- 

 geschlossenen Instrument angebracht wird. Bei diesen mehrfach 

 vorgenommenen Justierungen zeigten sich stets kleine Änderungen der 

 Standkorrektion, doch gingen diese nicht immer nach derselben Seite. 

 So zeigte das Instrument nach eingetretener Sättigung 



am 2. Januar 07 95.5 «/o (bei + 18.6°) 



- 30. Dezember 07 102 - (bei + 11°) 



- 1. Juli 08 102 - (bei -|- 15°) 



Nach einer solchen Prüfung wurde jedesmal der Zeiger mög- 

 lichst sorgfältig auf 100 *^/o gestellt, bevor das Instrument wieder in 

 die englische Hütte gesetzt wurde. Die aus diesen Justierungen sich 

 ergebenden Korrektionen, die 5 ^lo nicht überschritten, wurden an 

 den Ablesungen nicht angebracht, da die Sicherheit der Bestimmung 

 nicht ausreichend erschien, und da vor allem auch die Möglichkeit 

 nicht von der Hand zu weisen war, dass sich gerade durch das Herein- 

 bringen des Instruments in das Avarme Zimmer infolge des dabei 

 eintretenden starken Reifbeschlages die Korrektion desselben änderte. 

 Die in den Tabellen mitgeteilten Zahlen stellen also die unmittel- 

 baren Ablesungen dar. 



Mehrmals wurde der Versuch gemacht, einen Temperatureinfluss 

 am Haarhygrometer festzustellen. Zu dem Zweck wurde das Instru- 

 ment unter einer geschlossenen Luftpumpenglocke zunächst im Zimmer 

 der Sättigung ausgesetzt und justiert, und dann die Glocke mitsamt 

 dem Instrument ins Freie gebracht. Mit Sicherheit konnte ein solcher 

 Einfluss nicht nachgewiesen werden, dagegen wurde die im ersten 

 Augenblick überraschende Beobachtung gemacht, dass sich das Haar- 

 hygrometer bei den tiefen Temperaturen nicht auf 100, sondern nur 

 auf etwa 80 ^lo — je nach der Temperatur — einstellte. Die Erklärung 

 hierfür ist in dem Unterschied des maximalen Dampfdruckes über 

 Eis und über unterkühlten! Wasser zu suchen, sowie in dem Umstand, 

 dass das Haar vermöge seiner hygroskopischen Eigenschaften das 

 Wasser in seinem Innern auch bei den tiefsten Temperaturen stets 

 in flüssiger Form, nie als Eis enthält, und infolgedessen auch stets 

 die relative Feuchtigkeit in Bezug auf (unterkühltes) Wasser anzeigt. 



So w^urde das Instrument z. B. am 2. Februar 1907 im Hause 

 bei 17.4° genau auf Sättigung justiert. Als es dann in geschlossenem 

 Zustande ins Freie gebracht wurde, und seine Temperatur auf — 10.7° 

 gesunken war, zeigte es nur noch 84 ^'/o. Da jetzt das Wasser an 

 der Gazewand gefroren war, herrschte eben nur noch der Maximal- 

 druck über Eis, der bei — 10.7° einer relativen Feuchtigkeit von 86 "/o 

 entspricht. Die Abweichung beträgt also nur 2 *^/o. 



