Meteorologische Terminbeobachtungen am Danmarks-Havn. 145 



ausserordentlich häufig zur Beobachtung gelangten. Meines Wissens 

 ist in solchen Fällen stets angenommen worden, dass das Haarhygro- 

 meter falsch zeige bezw. seine Standkorrektion geändert habe, und 

 derartige Überschreitungen des Sättigungspunktes sind dann immer 

 auf eine mehr oder weniger willkürliche Weise auf 100 "/o reduziert 

 worden. Shaav hat auch gezeigt, dass bei der übHchen Sättigungs- 

 prüfung des Haarhygrometers infolge der hygroskopischen Eigen- 

 schaften der benetzten Flächen nur 98 " /o erreicht werden, so dass 

 ein hier auf 100 eingestelltes Instrument, ins Freie gebracht, bei Sätti- 

 gung 102 ^Vo zeigen muss. Die wirklich auftretenden Überschreitungen 

 erreichen aber erheblich grössere Beträge. Z. B. geben die 3 Termine 

 des S.Januar 07 die Werte 110, 120, 116 "/o. Da ich eine Korrek- 

 tionsstörung vermutete, nahm ich eine Sättigungsprüfung im Hause 

 vor, wobei sich das Instrument auf 95.5 *Vo einstellte! Dieser Wert 

 sieht allerdings so aus, als ob sich hier durch Erschütterungen 

 beim Hereinbringen in das Haus oder andere Ursachen die Korrektion 

 unbemerkt geändert habe, wenngleich irgend welche Anhaltspunkte 

 dafür nicht vorhanden sind. Aber ähnliche Werte wie die genannten 

 sind in grosser Zahl in den Tabellen zu finden. Wollte man hier 

 Korrektionsstörungen annehmen, so wäre wohl das einzige, was in 

 Frage käme, die Belastung des Haares durch Rauhreif. Ob sich die 

 angeführten Werte aber wirklich hierdurch erklären lassen, erscheint 

 fraglich, jedenfalls ist es nicht gelungen, diese Einwirkung einwand- 

 frei nachzuweisen. Da sich nun in neuerer Zeit mehrfach Stimmen 

 erhoben haben '), welche ein Vorkommen erheblicher, hygrometrisch 

 messbarer Übersättigungen in der Atmosphäre wahrscheinlich machen, 

 so erschien es am ratsamsten, die Überschreitungen des Sättigungs- 

 punktes beim Haarhygrometer einfach stehen zu lassen. 



Die Messung der Windgeschwindigkeit. 



Die Messung der Windgeschwindigkeit! geschah an der Station Dan- 

 marks-Havn, wie schon erwähnt, durch Ablesung der auf einem 4 m 

 hohen Mast unmittelbar am Ufer angebrachten WiLD'schen Stärke- 

 tafel, welche im grossen und ganzen auch gut funktioniert hat. Eine 

 Störung trat nur ein, als am 18. Dezember 1907 sich ein ca. 1 cm 

 dicker Überzug von Glatteis an alle dem Winde exponierten Gegen- 

 stände ansetzte. Erst am 22. Dezember bemerkte man, dass die hierdurch 

 beschwerte Tafel etwa um 2 m p. s. zu wenig zeigte, womit die bis- 

 herigen Ablesungen korrigiert wurden, während man von nun ab 

 auf die Ablesung ganz verzichtete und zur Schätzung griff, bis die 



1) Vergl. namentlich A. Wagner, Untersuchung der Wolkenelemente auf dem Hohen 

 Sonnblick (3106 m), Sitz.-Ber. d. Kais. Akad. d. Wiss. in Wien, Bd. 117, II a, Dez. 1908. 

 XLII. 12 



