146 Alfred Wegener. 



Ablesungen wieder einwandfrei wurden. Dies letztere trat erst am 

 14. Januar 1908 ein. 



Bei den Ablesungen wurden die Zehntelintervalle zwischen den 

 einzelnen Stiften geschätzt. Die Ablesungen wurden nachträglich 

 auf m p. s. reduziert mit Hilfe der in der „Anleitung zur Anstellung 

 und Berechnung meteorologischer Beobachtungen" des Preussischen 

 Meteorol. Instituts, (I.Teil S. 31) gegebenen Tabelle, die hier mitgeteilt 

 werden möge: 



Stiftnummer 1 2 3 4 5 6 7 8 



Geschwindigkeit 2 4 6 8 10 14 20 m p. s. 



Ausserdem wurden in einzelnen Fällen auch noch Messungen 

 mit dem Taschenanemometer von Fuess angestellt, welches, wie 

 schon weiter oben ausgeführt, auf einem etwa 1 m hohen Pfahl 

 aufgestellt, bisweilen auch von dem Beobachter mit der Hand hoch- 

 gehalten wurde. Die auf diese Weise erhaltenen Ablesungen stellen 

 immer Mittelwerte aus 2 Minuten dar. Wo solche Messungen gleich- 

 zeitig mit den Ablesungen der Stärketafel vorlagen, wurde ihnen 

 der Vorzug gegeben. Diese Werte sind in den folgenden Tabellen 

 kursiv gedruckt. Bis September 1907 wurde hierzu das Taschen- 

 anemometer Nr. 496 benutzt, welches dann nach der Station Puster- 

 vig kam, so dass von da ab Nr. 483 benutzt werden musste. Von 

 Hause aus lagen für beide Taschenanemometer amtliche Prüfungen 

 vor, welche die Korrektion derselben in Form eines Multiplikations- 

 faktors gaben. Die Werte sind folgende: 



Für das Taschen- (Schalenkreuz-) Anemometer Nr. 496 : 



V abgelesen .12345678 12 18 

 Mult. Faktor. 1.68 1.24 1.14 1.10 1.08 1.06 1.05 1.04 1.02 1.01 



t; abgelesen. .. . 20 24 28 32 36 40 

 Mult. Faktor. . . 1.00 1.00 0.99 0.99 0.99 0.98 



Wenn z. B. 2 m p. s. abgelesen sind, so wird v =- 2 x. 1.24 = 

 2.48 m p. s. 



Für das Taschen- (Schalenkreuz-) Anemometer Nr. 483: 



V abgelesen 1 2 3 4 5 6 7 8 12 



Mult. Faktor 1.33 1.16 1.07 1.05 1.03 1.01 0.99 0.98 0.97 



y abgelesen. .. . 18 20 24 28 32 36 40 

 Mult. Faktor . . . 0.96 0.96 0.95 0.95 0.95 0.94 0.94 



Wenn z. B. 2 m p. s. abgelesen sind, so wird t> = 2 x 1.16 = 

 2.32 m p. s. 



Zur bequemeren Anbringung dieser Korrektionen wurden die 

 folgenden beiden graphischen Darstellungen benutzt, bei denen die 



