Stündliche Werte des Luftdrucks u. der Temp, am Danmarks-Havn. 



1^63 



+ 6.1°, +1.4° ausgesetzt und zeigte dabei auf 763.2 mm, 763.3 mm, 

 763.0mm, 762.6mm. Es entspricht also beim Barographen Fuess 



einer Temperaturzunahme von 6.6^ eine Druckzunahme von — 0.1 mm 



„ 0.2° „ „ „ +0.3 „ 



„ 4.7° „ „ „ +0.4 „ 



Die gleichzeitigen Ablesungen am Quecksilberbarometer ergaben 

 nun aber auch keine konstanten Werte, so dass während der Prüfung 

 wirkliche kleine Druckschwankungen vorhanden waren, die die 

 Messung noch unsicherer machen. Jedenfalls aber ist die Korrektion 

 so klein, dass sie mit Sicherheit nicht bestimmt werden kann. 



Die Temperaturprüfung des Barographen Berson fand am 

 27. April 1908 statt. In Zwischenräumen von -^/4- 1 Stunde war der 

 Barograph verschiedenen Temperaturen ausgesetzt. Die Auswertung 

 des entstandenen Barogramms ergibt: 



14.3° Temperaturdifferenz entspricht eine Anderung von 1.9 mm 



18.0° „ „ „ „ „ 2.0 „ 



15.0° „ „ „ „ „ 2.5 „ 



16.6° „ „ „ „ „ 2.2 „ 



Wenn man annimmt, dass die x\nderung des Luftdrucks in arith- 

 metischer Reihe proportional der Temperaturänderung steigt, so gibt 

 Fig. 2 ein Bild der recht beträcht- 

 lichen Temperaturkorrektion für 

 diesen Barographen. Von einer 

 Anbringung dieser Korrektion 

 wurde aber zunächst abgesehen. 



Die Basiswerte der Registrie- 

 rung sind die dreimal täglich um 

 8^ früh, 2h mittags und 9^ abends 

 erfolgten und in den „Termin- 

 beobachtungen" bereits veröffentlichten 

 Silberbarometer der Station 



+ 



T^emperaiuj'äJiJeruTiff 



Fig. 2. Temperaturprüfling von 

 Barograph Berson. 



Ablesungen am Queck- 

 Diese Basiswerte und damit auch die 

 in den folgenden Tabellen gegebenen stündlichen Werte sind auf 0° 

 Quecksilbertemperatur und auf den Meeresspiegel — das Instrument 

 hatte 6.3 m Seehöhe — aber noch nicht auf die Normalschwere 

 reduziert. Diese letzte Korrektur, die nach der Formel berechnet ist: 



b' — b 



— 0.00259 cos 2^.b, 



wo <f die geographische Breite bedeutet, beträgt für 76.75° -!- 1.76 mm. 

 Entsprechend dem bei den „Terminbeobachtungen" befolgten Verfahren 

 wird sie in der Diskussion der Resultate berücksichtigt werden, während 

 in den Tabellen noch die unkorrigierten Werte gegeben sind. 



