stündliche Werte des Luftdrucks u. der Temp, am Danmarks-Havn. 



365 



Instrument wurde nach diesen Erfahrungen im Hause aufgestellt, 

 wo die Verfolgung der Temperaturschwankungen wegen ihres Ein- 

 flusses auf den Barographen von Wert war. 



Der eine der Fuess'schen Thermographen fand Aufstellung in 

 der englischen Hütte (grosses Modell), die gleich dem Stationshause 

 auf einer kleinen in den Danmarks-Havn vorspringenden Halbinsel 

 lag. (Vergl. die Beschreibung der Station in den „Terminbeobach- 

 tungen".) Die bearbeiteten Registrierungen sind mit ihm erhalten. 



Der zweite Thermograph wurde, um zu versuchen, die Tempera- 

 tur auch in grösserer Höhe zu registrieren, in der 30 m hohen Aus- 

 guckstonne auf dem Grossmast angebracht, später auf dem Thermo- 

 meterfjæld in 132 m Höhe und 1 km Entfernung im N. O. der Station 

 und zwar in einer kleineren Thermometerhütte einfacher Konstruk- 

 tion. Beide Versuche fielen unbefriedigend aus, die Messungen in 

 der Tonne wegen der Strahlungseinflüsse, die auf dem Thermometer- 

 tjæld durch Störungen infolge von Schneestürmen, die schliesslich 

 sogar die mit aufgelegten Steinen beschwerte Thermometerhütte den 

 Abhang hinabschleuderten und mitsamt ihrem Inhalt zerschmetterten. 

 (Vergl. das Wetterjournal vom 26. Okt. 1906.) Doch gelang es dank 

 der Geschicklichkeit von cand. Lundager, den Thermographen wieder 

 zu reparieren, so dass er nach einer Probezeit, während welcher er 

 gleichzeitig mit dem andern Fuess'schen Thermographen registrierte, 

 später noch in Pustervig verwendet werden konnte. 



Die Schneestürme haben auch an der Station die Registrierung 

 der Temperatur oft ungünstig beeinflusst, bezw. für kurze Zeit ganz 

 unterbunden. Es hat sicher grosser Sorgfalt und vieler Mühe seitens 

 der Meteorologen bedurft, um diese Störungen so viel wie möglich 

 auszuschalten. Zwar hatte man vor und hat es auch ausprobiert, den 

 Thermographen bei Schneestürmen in ein luftdicht schliessendes 

 Blechgehäuse zu setzen in der Annahme, dass der auftretende starke 

 Wind genügen würde, das Instrument trotz seiner Abschliessung 

 auf der Lufttempe- ^' 

 ratur zu erhalten. 

 Wie das Thermo- -lo 

 gramm (Fig. 3) er- 



-20 



30 



kennen lässt, ergab 

 es sich aber, dass 

 der Thermograph 

 nicht mehr im- 

 stande war, den 

 schnellen Schwan- 

 kungen der Lufttemperatur zu folgen. Dies Verfahren musste also 

 schon nach wenigen Versuchen aufgegeben werden. 



6 Ж 6 ШГ 6 M 6 Ш1 6 M 



Fig. H. Registrierung des Thermographen vom 10. Jan. 1907 



(Я' bis zum 12. Jan. Mittn., anfangs im Blechgehäuse, vom 



12. 11' ab ausserhalb desselben. 



