460 



W. Brand und A. Wegener. 



leutnant Trolle, mit einem öfters abgelösten Gehilfen, versehen 

 Avurde. Vom letztgenannten Termin bis zum 31. Mai, wo die Sta- 

 tion eingezogen ^Yurde, war Dr. Wegener allein dort. 



Fig. 10. Das Stationshaus in Pustervig im Mai nach 

 Entfernung der Steinhülle. 



Messung der Luftdrucks. 



Zur täglichen Messung des Luftdrucks wurde das Marine- (Queck- 

 silber-) Barometer Nr. 1478 benutzt, welches bis zum 24. Oktober 

 1907 an der Hauptstation in Gebrauch gewesen war. Zur Korrek- 

 tionsbestimmung 

 liegen die beiden 

 Vergleiche mit dem 

 Normalbarometer 

 vor, welche vor der 



Absendung und 

 nach der Rückkehr 

 an der Hauptstation 

 ausgeführt wurden. 

 Wie bereits bei 

 der Besprechung 

 der Beobachtungen 

 vom Danmarks- 

 Havn angeführt 

 wurde, ergab sich bei der Vergleichung vom 22.-28. August 1907 

 für das Barometer Nr. 1478 die Korrektion 0.37 mm. 



Nach der Rückkehr zur Hauptstation ergaben sich folgende 

 Werte : 



7. Juli 1908 — 0.65 mm 



9. „ „ —0.65 „ 



14. „ „ ••• -0.78 „ 



Mittel ... — 0.69 mm 



Die Korrektion hat sich also nur um 0.3 mm geändert, was in 

 Anbetracht des inzwischen stattgefundenen zweimaligen Transports 

 mit Hundeschlitten als befriedigend betrachtet werden muss. Es 

 wurde angenommen, dass die Korrektionsänderung proportional der 

 Zeit verlaufen ist. 



Nur zu dem Zweck, um schon während des Arbeitens der Sta- 

 tion Pustervig eine Kontrolle für das richtige Funktionieren des 

 Barometers zu haben, wurde bei einer Revision der Station vom 

 6. — 8. November 1907 noch eine Vergleichung des Barometers mit 

 dem ScliifYsaneroid I ausgeführt, w^elches dann wiederum an der 

 Hauptstation mit dem Normalbarometer verglichen wurde. Aus 



