464 W. Brand und A. Wegener. 



Messung der Feuchtigkeit. 



Bei der Feuchtigkeitsmessung mit dem Stations-Psychrometer 

 traten die Schwierigkeiten, die schon bei den Terminbeobachtungen 

 vom Danmarks-Havn besprochen wurden, in noch erhöhtem Masse 

 auf. Denn einmal waren die Temperaturschwankungen in Puster- 

 vig noch erhebhch stärker und schneller wie dort, und andrerseits 

 konnten die gelegentlich am Aspirator des „feuchten" Thermometers 

 eintretenden Störungen bei der abgelegenen Lage der Station nicht 

 so schnell beseitigt werden. So musste der Aspirator z. B. am 19. Novem- 

 ber zur Hauptstation geschickt werden, von wo er nach Reparatur 

 durch LuNDAGER am 26. November wieder zurückkam. Namentlich 

 wegen der erstgenannten Umstände, deren Einwirkung bereits in den 

 Terminbeobachtungen vom Danmarks-Havn ausführlich besprochen 

 ist, dürften in Pustervig noch mehr w'ie dort die Ablesungen am 

 Haarhygrometer den Vorzug vor denen am Psychrometer verdienen. 

 Es soll deshalb von einer Wiedergabe der letzteren hier ganz ab- 

 gesehen werden. 



Das KoppE'sche Haarhygrometer wurde am 1. November in vor- 

 schriftsmässiger Weise justiert und funktionierte vom 4. November 

 ab einwandfrei. Wegen der geringeren Windgeschwindigkeiten erlitt 

 es weniger Störungen durch Schneeansatz als dasjenige der Haupt- 

 station, obwohl von der dort eingeführten Methode, die Hinterwand 

 des Instruments zu entfernen, erst im Mai 1908 Gebrauch gemacht 

 wurde. Die in den Tabellen wiedergegebenen Zahlen stellen die 

 unmittelbaren Ablesungen dar. 



Messung der Windgeschwindigkeit. 



Die Windgeschwindigkeit wurde an jedem Termin entweder in m. 

 p. s. geschätzt oder mit dem Taschenanemometer Nr. 496 gemessen, des- 

 sen Korrektion bereits in den „Terminbeobachtungen am Danmarks- 

 Havn" besprochen ist. Die gleichzeitig ausgeführten Schätzungen 

 und Messungen zeigen keine systematischen Fehler der ersteren, wie 

 sie während der ersten Überwinterung am Danmarks-Havn fest- 

 gestellt wurden. Eine besondere Schwierigkeit bildete aber der Um- 

 stand, dass überhaupt ausserordentlich selten ein gleichmässiger 

 Wind wehte, die Luftbewegung vielmehr fast immer nur aus einzel- 

 nen Stössen und Wirbeln bestand, die durch völlige Windstille von 

 einander getrennt waren. Daher kommen in den Tabellen die 

 häufigen Angaben wie — 10 m p. s. 



Diese Umstände veranlassten den Beobachter, vom 7. Februar 

 1908 ab neben der Schätzung der momentanen Windgeschwindig- 



