596 



W. Brückmann. 



geschieht mittelst eines Fernrohrs mit Gaussschem Okular, durch 

 ein Fenster des Magnetkastens hindurch. Zu den Schwingungsbeob- 

 achtungen dient ein rechteckiges Kästchen aus Holz mit gläsernem 

 Deckel, auf dem die Suspensionsröhre befestigt wird. Der Magnet 

 hängt an einem Coconfaden, seine beiden zugespitzten Enden schwin- 

 gen dann über zwei einfachen Skalen die am Boden des Kästchens 

 angebracht sind, und deren eine bei der Bestimmung der Schwingungs- 

 dauer des Magnets durch den Glasdeckel hindurch beobachtet wird. 

 Das Kästchen wird nicht auf den Theodoliten aufgesetzt, sondern steht 

 gesondert, es ruht auf drei Fussschrauben, die seine Nivellierung ermög- 

 lichen. Für die Inklinationsbeobachtungen ist ein Nadelinklinatorium 

 von üblicher Form, mit Halbgradteilung, vorhanden, zu dem zwei 



Fig. 1. Magnetischer Theodolit. 



Nadeln und zwei Streichmagnete gehören, und das auf den Theodolit 

 an Stelle des Kästchens für die Pinnenmagnete gesetzt wird. Die 

 Ablenkungsmagnete sind, wie erwähnt, lamellenförmig, haben zuge- 

 spitzte Enden und sind etwa 8 cm lang und knapp 1 cm breit. Der 

 Deklinationsmagnet besteht aus zwei etwa 8 cm langen, 2Vü cm von 

 einander entfernten, hochkant stehenden Lamellen, die in halber 

 Länge durch einen Träger verbunden sind. Dieser Träger hält den 

 Glasspiegel, auf den das Fernrohr gerichtet wird, und ein Doppel- 

 hütchen aus Achat, das das Aufsetzen des Magnets auf die Pinne in 

 zwei Lagen, zur Elimination des Kollimationsfehlers, ermöglicht. 

 Der abzulenkende Magnet für die Horizontalintensitätsmessungen ist 

 eine kleine Lamelle mit einfachem Achathütchen und einem Glas- 

 spiegel am Nordende. 



