Magnetische Beobachtungen der Danmark-Expedition. 



597 



Die Variationseinrichtung bestand aus einem Eschenhagen sehen 

 Quarzfaden - Unifilar mit photographischem Registrierapparat von 

 bekannter Form (s. Fig. 2). Das Uhrwerk war für eine zweifache 

 Umdrehungsgeschwindigkeit der Registriertrommel (2- oder 24-stün- 

 dige) eingerichtet. Diese Trommel hatte rund 10 cm Durchmesser, so 

 dass bei der gewöhnlich benutzten 24-stündigen Umlaufszeit die Stun- 

 denlänge auf den Registrierbogen etwa 12 mm betrug. Unifilar und 

 Registrierapparat hatten auf der dreieckigen Platte eines dreibeinigen 

 Metalltisches eine feste Aufstellung erhalten. Ihr gegenseitiger Ab- 

 stand war dabei stark gegen die gewöhnlichen Verhältnisse verkürzt, 

 nämlich auf rund 29 cm, um bei der Intensität der Störungen und 



Fig. 2. Variationseinrichtung. 



der geringen horizontalen Richtkraft in den polaren Breiten, eine 

 geeignete Empfindlichkeit des Instrumentes zu erhalten. Man bekam 

 auf diese Weise einen Wert von rund 6' für 1 mm Kurvenordinate 

 und, da die Papierbogen etwa 10 cm breit sind, einen Registrierum- 

 fang von 9—10°. Die Regislrierebene lag etwa 60 cm über der 

 Standebene des Metalltischchens. 



Als Variationshaus diente ein in Kopenhagen gebautes ein- 

 faches eisenfreies Holzhäuschen, an der Südseite, an der die Türe 

 eingesetzt war, 2 m hoch, auf der Nordseite etwas höher, so dass 

 das Dach abgeschrägt war. Bei der Aufstellung in Danmarkshavn 

 sicherte man das Häuschen mit Tauen nach allen Seiten gegen den 

 Wind. Ausserdem baute man im Innern, da sich herausstellte, dass 



