Magnetische Beobachtungen der Danmark-Exepdition. 599 



Diese Azimute sind von Süd aus gerechnet und zwar im Sinne 

 der Uhrzeigerbewegung, so dass das positive Vorzeichen eine west- 

 liche Abweichung von der Sudrichtung bedeutet. 



Bei einer Dekhnationsmessung (16. Dezember 1906) wurde der 

 astronomische Meridian statt durch Anvisieren der Miren durch Stern- 

 beobachtung (a Bootis und Jupiter) gewonnen. 



Messungen auf der Sabine-Insel. Anlässlich einer Schhttenreise 

 nach Süden im November 1906 sind in Germaniahafen auf der 

 Sabine-Insel in 74° 32' 18" nördlicher Breite und 1^ 15"^ \l^.l west- 

 licher Länge von Greenwich je eine Messung der Deklination, der 

 Horizontalintensität und der Inklination zur Ausführung gekommen, 

 an derselben Stelle, an der die zweite Deutsche Polar-Expedition 

 im Jahre 1870 beobachtet hatte. Die astronomische Nordrichtung 

 wurde dabei durch Beobachtung von Sternen {a aquilae und ß ge- 

 minorum) und der Mire der Deutschen Expedition auf der Walross- 

 insel erhalten. Das Azimut dieser Mire war im Jahre 1870 zu 

 N 123° 11' 19" E bestimmt worden. 



Die Variationsregistrierung. Wie schon oben erwähnt, kam 

 der Metalltisch, auf dem Unifilar und Registrierapparat fest aufgestellt 

 waren, im eisenfreien Häuschen, in dem durch Vorhänge von dem 

 übrigen Innern abgegrenzten Räume auf den Erdboden zu stehen. 

 Die Aufstellung erfolgte am 3. Oktober 1906. Zunächst wurde das 

 Variometer mit Hilfe seiner Fussschrauben justiert, die Stellung der 

 Lampe und die Öffnung ihres Spaltes, ferner die Entfernung der 

 Zylinderlinse korrigiert und die Höhe des Magnets variiert, bis das 

 Spiegelbild des Lampenspaltes in richtiger Höhe auf die Zylinder- 

 linse fiel. Dann wurde eine Torsionsbestimmung vorgenommen. 

 Im Mittel einer grösseren Reihe von Bestimmungen ergab sich für die 

 ganze Umdrehung a des Torsionskopfes eine Verschiebung des Licht- 

 punktes um 3.3 mm, was einer Drehung д des Magnets um 0°.33 



entspricht. Damit folgt für das Torsionsverhältnis = — — jder Wert: 



= 0.000917. 



Als Skalenwert für das Variometer erhält man so: 



171.89 171.89 

 e = — Д — (1 + 0) = ^QQ 1.000917 = 5'.94. 



Bald stellten sich im Betrieb der Registriervorrichtung dadurch 

 Schwierigkeiten ein, dass das Uhrwerk bei den niedrigen Tempera- 

 turen stehen blieb. Zunächst geschah dies bei ca. — 27°, dann im 

 Laufe der Monate schon früher, schliesslich bereits bei — 15°. Um 

 diesem Übelstand zu begegnen, entschloss man sich zur Herstellung 



