600 W. Bbückmann. 



einer Heizvorrichtung. Sie wurde aus drei Messinglampen zusam- 

 mengesetzt, die man zur besseren Verteilung der Wärme und zum 

 Abblenden des Lichts mit einer grossen vierkantigen Kupferröhre 

 umgab. Dieser Heiz-Apparat wurde ebenfalls in dem kleinen Raum, 

 in dem die Registriervorrrchtung stand, aufgestellt. Beim Brennen 

 aller drei Lampen sank nun bei einer Aussentemperatur von — 31° 

 die im Innern nicht wesentlich unter — 15°. Da die Temperatur 

 aber noch nicht konstant genug war, wurde der oben erwähnte 

 Wall von Schnee und Erde um das Haus herum bis fast in Dach- 

 höhe aufgeführt. Damit erreichte man auch in der Tat gleichmäs- 

 sigere Temperaturverhältnisse im Variationshaus. Man kam jetzt 

 meist mit nur einer Heizlampe aus (was auch wegen der Ersparnis 

 an Brennstoff erwünscht war), und die Innentemperatur sank nur 

 noch vereinzelt auf — 20°. 



Unterdessen war, bereits Ende November 1906, die Feder der 

 Registrieruhr gesprungen. Sie musste, da kein Ersatzteil da war, 

 genietet werden. Über der Wiederherstellung des Registrierwerkes 

 und den eben geschilderten Arbeiten im Variationshaus ging der 

 ganze Dezember, mit Ausnahme dreier Tage in der Mitte, für die 

 Registrierung verloren. 



Die Registrieruhr ist nach dieser Reparatur wieder betriebsfähig 

 geworden, hat aber mit der Zeit langsam in ihrer Wirksamkeit nach- 

 gelassen und blieb nun ab und zu schon bei geringerer Kälte stehen. 

 Schliesslich wurden dann im September 1907 neue Eingriffe nötig, 

 auf die nun eine Reihe von weiteren Reperaturversuchen folgte. So 

 wurde zunächst die Feder gewendet, dann legte man Scheiben unter 

 die Bolzen, die die beiden Axenlagerplatten verbinden, um eine Klem- 

 mung der Axen infolge von Kontraktion bei tiefen Temperaturen zu 

 verhindern, und schliesslich versuchte man, die Feder durch An- 

 bringen eines Gewichtes an der Trommel zu entlasten. Alle diese 

 Bemühungen sind aber ohne dauernden Erfolg geblieben, es gelang nicht 

 mehr, das Registrierwerk für längere Zeit in Gang zu halten. So 

 musste man endlich, nachdem der Apparat Mitte Oktober 1907 noch 

 einmal für ein paar Tage in Tätigkeit gewesen war, die Registrie- 

 rungen ganz einstellen. Nur noch vom 6. bis 7. Juni 1908 und vom 

 10. bis 11. Juli 1908 ist je eine 24 Stunden lange Registrierung (je von 

 6p bis 6p) bei zweistündiger Umlaufszeit der Walze gewonnen worden. 



Auch der Heizapparat hat reichliche Arbeit verursacht, beson- 

 ders durch das ungleichmässige Brennen der Lampen, die entweder 

 zu starke Hitze entwickelten und dann zu russen anfingen, oder 

 umgekehrt allmälig nacliliessen und ausgingen. Gleiche Störungen 

 sind auch in der Registrierlampe gelegentlich vorgekommen und 

 haben dann Unterbrechungen der Aufzeichnungen verursacht. 



