604 ^- Brückmann, 



D I 



1907 Okt. 26 38 44.7 ') 80°.8 



Nov. 26 38 46.6 81.1 



Dez. 31 38 30.7 81.0 



1908 Jan. 29 38 47.0 81.0 



Febr. 24 39 3.6 80.8 



Mrz. 31 38 47.4 81.0 



Apr. 23 38 44.3 81.0 



Mai 3 38 48.9 81.0 



Juni 7 38 37.2 80.6 



Juli 10 38 48.1 81.0 



Die Spalte Dg^ enthält die auf den Stand 30 des D-variometers 

 reduzierten Werte, deren Mittel 39° 15' (+ 13'), den für die ganze 

 Zeit angenommenen Basiswert bildet (vgl. unten). In Spalte D stehen 

 die absoluten Monatsmittel; deren Durchschnitt ist 38° 41' (±16'). 

 Vom 26. Oktober 1907 ab sind die Werte wegen Fehlens der Registrie- 

 rung nicht mehr reduziert. 



In den Werten von Dg^, in der Tabelle zeigen sich mehrere be- 

 trächtliche Sprünge. Deren Ursache kann in Unsicherheiten der ab- 

 soluten Messung, oder in Verstellungen der Registriervorrichtung 

 liegen. Was die letzteren betrifft, so sind im ganzen Kurvenmaterial 

 keine festzustellen, es wäre auch, bei der festen gegenseitigen Stel- 

 lung, die Variometer und Registrierapparat auf der gemeinsamen 

 Platte besassen, schwer verständlich, wie Verschiebungen um so grosse 

 Beträge hätten vorkommen können. Auch etwaige Drehungen der 

 Registrierlampe vermöchten Sprünge von der Grösse nicht zu er- 

 klären. Das nach den täglichen Notizen beim Bedienen des Heiz- 

 apparates, besonders beim Abheben der schweren Kupferröhre, ge- 

 legentlich vorgekommene Anstossen an das Instrumentarium kann 

 demnach auch nicht für die starken Unterschiede verantwortlich ge- 

 macht werden. 



Die Ursache muss daher in den absoluten Messungen gesucht 

 werden. Und dies erscheint, angesichts der äusseren Schwierigkeiten 

 der Messung und der Mängel der Pinneninstrumente, von vornherein 

 wahrscheinlich. Der Hauptmangel dieser Vorrichtung ist, dass schon 

 bei geringfügigen Abstumpfungen der Pinnenspitze beim wieder- 

 holten Aufsetzen des Magnets sehr verschiedene Einstellungen zu 

 Stande kommen können, weil das Achathütchen dann nicht mehr 

 frei auf einer Spitze, sondern mit starker Reibung auf einer Fläche 

 aufliegt. Mit Rücksicht hierauf sind die Pinnen aus Nähnadelspitzen 

 der neueren Instrumente, die sehr feine Spitzen haben und sich 

 beliebig häufig auswechseln lassen, den dicken einschraubbaren Pinnen 



') Von hier an wegen Felilens der Variationen unreduzierte Werte. 



