DIE MAGNETISCHE INKLINATION IN ÜP8ALA UXD STOCKHOLM. 



Als ich im Herbste vorigen Jahres (1888) einige Inklinations- 

 messungen mit dem bei der schwedischen Polarstation auf Cap Thord- 

 sen angewandten voi-züglicheu Inklinatorium Dover N:o 60 vornehmen 

 wollte, war ich im Anfang sehr betroffen zu finden, dass beide Na- 

 deln in der nämlichen Lage verschiedene Gleichgevvichtsstellungen zu 

 haben schienen. Mein erster Gedanke war, ganz natürlich, dass die Axen 

 beschädigt, etwa verbogen seien. Da aber eine wahrnembare Biegung 

 nicht vorhanden war, und die Axen auch unter dem Mikroskop keine 

 Unebenheiten zeigten, kam ich zuletzt glücklicher Weise auf die Idée 

 zu versuchen, ob der genannte Uebelstand auch da sich zeigen würde, 

 wenn die Nadel, anstatt mit dem Aufheber; durch Näherung eines schwa- 

 chen Beruhigungsmagnets in Schwingungen versetzt würde. Es zeigte 

 sich aber dann eine fast vollständige Uebereinstimmung der einzelnen 

 Ablesungen, und somit war auch dargelegt, dass der genannte Fehler 

 in der Aufhebevorrichtung zu suchen sei. In der That; es waren die 

 Zangen des Aufhebers nicht ganz rein (ich pflegte sie zuvor nur durch 

 Abpinseln zu reinigen) und dies muss bewirkt haben, dass die Nadel 

 beim Loslassen zufälliger Weise aus dem Meridiane gedreht wurde. 

 Durch eigens angestellte Versuche fand ich, dass die Abweichung zweier 

 konsekutiven Ablesungen in dieser Weise ungünstigsten Falles sogar 

 21',5 betragen konnte, was einer Abweichung von 11 ",5 vom Meridiane 

 entsprechen würde. Eine so grosse Drehung erscheint wohl kaum 

 wahrscheinlich; vielleicht wird die Bewegung der Nadel etwas unregel- 

 mässig, wenn sie dermassen gedreht wird, dass die Axe nicht mehr auf 

 den Achatscheiben senkrecht steht. 



Nova .Acta Reg. Soc. Sc. Ups. Ser. III. . 1 



