Sur la température de l'air etc. 



11 



Les chiffres suivants, qui sont des moyennes de quarante observa- 

 tions, montrent que la différence entre les indications des thermomètres 

 avec ou sans abri est très petite. 



Tn désigne la température du thermomètre nu et Ta celle du 

 thermomètre abrité. 



Il est vrai que les thermomètres abrités par des cornets de papier 

 n'ont pas donné exactement les mômes résultats que les thermomètres 

 nus à la même hauteur, mais ces différences vont tantôt dans un sens 

 tantôt dans l'autre. J'ai trouvé comme moyenne d'un grand nombre 

 d'observations que les thermomètres munis de cornets indiquaient O'.S 

 de moins que les thermomètres nus à la même hauteur. Il semble ainsi 

 que ces cornets aient un peu concentré les raj^ons de froid de la neige, 

 mais il est plus probable que la différence dépend de ce que les cornets 

 empêchaient la circulation de l'air, quoiqu'ils eussent des trous par le 

 haut. Aussi me suis-je borné ù ne discuter dans la suite que les ob- 

 servations faites avec les thermomètres nus. 



M. Wild') dit que si l'on veut déterminer la température de l'air 

 à différentes hauteurs on ne doit pas placer le thermomètre plus bas 

 qu'à 4 pieds du sol, sans quoi le rayonnement exerce une si grande in- 

 fluence sur le thermomètre qu'il n'indique pas même approximativement 

 la température vraie de l'air. 



Aussi pour déterminer la différence d'indications d'un thermomètre 

 fixe avec celles d'un thermomètre-fronde''), qui doit nous donner la tem- 

 pérature vraie de l'air, j'ai fait des observations avec ce dernier instru- 

 ment à des hauteurs différentes. Ces observations sont consignées dans 

 la Table I. Il en résulte que, pendant les nuits d'hiver, les indications 

 du thermomètre-fronde, de QT.h à 7'".4 au-dessus du sol, ont été assez 

 constamment de 0°.6 plus hautes que celles du thermomètre nu sur le 

 mât à la même hauteur. Au contraire une plus grande différence se 

 montrait entre le thermomètre-fronde et le thermomètre fixe et nu à 

 O^.OS au-dessus du sol. Cette différence pouvait, pendant les nuits serei- 

 nes, s'élever à S'.O, et j'ai trouvé qu'elle était en moyenne de 1°.6. 



1) H. Wii,D, Repertoriuni für Meteorologie, Baud V, N:o 2, pag 3. 

 2j II était frondé horizontaleiuent, à l'aide d'un ap|)areil de rotation. 



