iuur Bestimmung der Variationen der Vertikalintensität sind bis jetzt 

 zwei Hauptmethoden angewandt worden, deren Grundprincipien beide 

 von H. Lloyd angegeben worden sind. Die eine besteht bekannt- 

 lich darin, zwei (oder eventuell nur einen) weiche, vertikal gestellte, 

 Eisenstäbe auf die Nadel eines Unifilarmagnetometers einwirken zu lassen, 

 wobei die Ebene der Eisenstäbe auf der Axe der Nadel in der Gleich- 

 gewichtslage senkrecht steht. Dieser Grundgedanke ist später von La- 

 MONT aufgenommen und weiter ausgeführt worden; das Instrument wird 

 deshalb auch gewöhnlich »das Lamontsche Unifilar mit Eisenstäben» ge- 

 nannt. Sind bei einem solchen Instrumente die Eisenstäbe schon seit 

 vielen Jahren angehängt, so wird beinahe aller Magnetismus derselben 

 permanent; da andererseits bei neuen, frisch ausgeglühten Eisenstäben 

 die Veränderungen des Induktionsvermögens und des permanenten Magne- 

 tismus mit der Zeit ziemlich rasch vor sich gehen, so wird die Möglich- 

 keit das Instrument zu benutzen auf ziemlich enge Zeitabschnitte be- 

 schränkt. Dass das Instrument auch im übrigen jedenfalls kein zweck- 

 mässiges ist, braucht hier nicht weiter betont zu werden. 



Die zweite Methode besteht nun darin, die Vertikalintensität auf 

 einen mit horizontaler Drehungsaxe versehenen Magneten ablenkend wir- 

 ken zu lassen, wobei in der Nulllage das Moment der Schwere dem der 

 Vertikalintensität eben das Gleichgewicht halten soll. Die Drehungsaxe 

 ist gewöhnlich aus Stahl; doch ist in neuerer Zeit vielfach der Versuch 

 gemacht, dieselbe mit Fadensuspension zu vertauschen, um die Fehler 

 einer etwaigen Reibung zu vermeiden. Der erste dieser Versuche ist 

 jedoch schon von Gauss und Weber angestellt worden; ein zu diesem 

 Zwecke abgesehener Magnet findet sich im hiesigen physikalischen In- 

 Nova Acta Reg. Soc. Sc. Ups. Ser. III. \ 



