2 E. Solander, 



stitut und wurde um das Jahr 1836 von prof. G. Svanberg aus Göt- 

 tingen herbeigeschaflft. Die erste diesbezügliche Publikation aber mag 

 wohl von Bravais herrühren, welcher die Axe einfach an vertikal herab- 

 hängenden Coconfäden befestigte, wodurch das Instrument einem Bifilar- 

 magnetometer ähnlich wurde, nur mit dem Unterschiede, dass die Axe 

 natürlich nahe am Schwerpunkte vorbei ging und die vertikalen Be- 

 wegungen der Nadel beobachtet wurden'). Später hat Wild eine ent- 

 sprechende Suspensionsvorrichtung durch zwei kurze, horizontal gespannte 

 Fäden zu erlangen versucht^). Da aber, wie er selber sagt, eben »die 

 kleinern Variationen beim neuen Instrumente durchgehends viel grösser 

 ausfielen und meistentheils denen der Lloydschen Wage gerade entgegen- 

 gesetzt waren», so scheint die von K. Schering^) ausgesprochene Be- 

 fürchtung, es treibe die elastische Nachwirkung der Drähte bei diesem 

 Instrumente ihr verderbliches Spiel, nur zu sehr begründet zu sein. Die 

 beste Konstruktion dieser Art ist wohl zweifelsohne das sogenannte 

 Quadrifilarmagnetometer von K. Schering^). Es wäre aber etwas schwie- 

 rig ein derartiges Instrument mit sehr langen Fäden in einem kleinen 

 magnetischen Observatorium, wie das hiesige, in genügender Weise auf- 

 zustellen. Auch scheint nicht einmal die sehr geniale Konstruktion Sche- 

 rings den lästigen Einfluss der elastischen Nachwirkung, wenigstens in 

 der ersten Zeit nach der Aufstellung, beseitigen zu können*). Dazu 

 kommt noch, dass dieses Instrument mit allen früheren die Ungelegen- 

 heit gemeinsam haben scheint, dass sie eine genaue Bestimmung des 

 Einflusses der Temperaturvariationen nach der Aufstellung des Apparates 

 nicht zulassen, und dies scheint mir doch eine notwendige Bedingung 

 für die Genauigkeit des Resultates zu sein. Ich will nur beiläufig daran 

 erinnern, dass am physikalischen Central-Observatorium zu St. Petersburg, 

 wo die Temperaturkorrektion der dortigen Lloydschen Wage dadurch 



1) P. Gaimaed: Voyages eu Scaudinavie, en Laponie, au Spitzberg et aux 

 Feröe pendant les années 18.38, 1839 et 1840. 23« Livraison. Réd. par A. Bravais. 



2) H. Wild: Über ein neues Variationsinstrument für die Vertikalintensität 

 des Erdmagnetismus. Bulletin de l'Acad. impér. des sciences de St. Petersbourg. 1872, 

 T. XVII. 



3) K. Schering : Das Quadrifilarmagnetometer, ein neues Instrument zur Be- 

 stimmung der Variationen der vertikalen erdmagnetischen Kraft. Nachrichten der K. 

 Ges. d. Wiss. zu Göttingen 1884. 



4) E. und K. Schering: Beobachtungen in Gauss' erdmaguetischem Observa- 

 torium der Königl. Universität Göttingen während der Polar-Expeditionen 1882 und 

 1883, Seite 103. Separat- Abdruck aus dem deutscheu Polarwerke. 



