MODIFICIERTE LloYDSCHE WaGE. 5 



spalteten Hohlcylinder aus galvanischem Kupfer besteht von 18 cm. 

 Länge, 3.8 cm. innerem Durchmesser und 0.3 cm. Waiiddicke. Die bei- 

 den Hälften werden durch zwei kleine Messingschrauben an der unteren 

 Seite der U-förmigen Schenkel befestigt und ausserdem durch eine runde 

 Vertiefung im Kupferstabe gestützt; die Querflächen der Hülle werden 

 durch Plangläser tragende Hülsen aus galvanischem Kupfer verschlossen. 

 Eine excentrische Durchbohrung der Hülle gestattet die Einführung einer 

 Thermometerkugel im innern des Instruments. Zu erwähnen ist noch, 

 dass vor der definitiven Verschliessung des Apparates zwei kleine Glas- 

 schalen mit Chlorcalcium in demselben eingeführt wurden. Die Be- 

 wegungen des Magnets werden durch ein Fernrohr in Verbindung mit 

 einer vertikalen von hinten beleuchteten Glasskala in gewöhnlicher Weise 

 beobachtet. Der Apparat wurde für die hiesige physikalische Institution 

 vom Herrn Instrumentmacher P. M. Sörensen in Stockholm nach meinen 

 Angaben in ausgezeichneter Weise ausgeführt; bei der Herstellung des 

 Magnets haben sich einige Schwierigkeiten gezeigt in so fern als einige 

 schon fertige Stahlcylinder beim Härten zersprangen. 



Wird die Gleichung (1) nach allen veränderlichen Grössen variiert, 

 so bekommt man: 



cos iV- 



Ist der Winkel & exakt oder wenigstens annäherungsweise gleich Null, 

 so kann das erste Glied der rechten Seite vernachlässigt werden, und 

 somit ergiebt sich, wenn zur Abkürzung 



gesetzt werden : 



wo für das letzte Glied auch — geschrieben werden kann. Die beiden 



a 



Glieder jliô'H^ und H^Ô/li könnte man auch dadurch zum Verschwinden 



bringen, dass man die Schneide dem magnetischen Meridian parallel machte, 



wobei dann auch cot z, gleich Null würde. Dies soll aber den Übelstand 



mit sich bringen, dass das Drehungsmoment der Horizontalintensität, 



welches dann ein Gleiten der Schneide hervorzubringen strebt, durch 



