6 E. Solander, 



deu entstandenen Zwangszustand auf die Ablesungen nachteilig einwirken 

 soll. Direkte Versuche hierüber habe ich wegen Mangels an Raum nicht 

 anstellen können ; der einzige für das Instrument ledige Platz war ein 

 Pfeiler in der südlichen Ecke des Observatoriums. Da der Spiegel am 

 Südende des Magnets befestigt war, wurde also der Nordpol des Mag- 

 nets nach Süden gerichtet und i, sehr nahe — / gleich. In dieser Stel- 

 lung vergrössert das Moment der Horizontalintensität, bei gegebener 

 Lage des Schwerpunkts, die Empfindlichkeit des Instruments; dagegen 

 kann wohl eine der Magnetisierung entgegenwirkende Kraft für die 

 Konstanz des magnetischen Moments etwas nachteilig werden. 



Um die Empfiudlichkeitskonstaute zu bestimmen wurde ein vertikaler 

 Magnetstab vertikal oben an der Mitte der Wage und zwar um eine horizon- 

 tale Axe drehbar angebracht, somit in der ersten Gaussischen Haupt- 

 lage. Diesen Magnetstab Hess ich dann auch die Nadel des Deklinations- 

 variometers in demselben Abstände e und in derselben Hauptlage ab- 

 lenken. Nennt man nun das magnetische Moment des Stabes M\ die 

 beiderseitigen Ablenkungen der Wage (V^Ö und 8.^^-^ sowie die ent- 

 sprechenden Ablenkungen des Deklinationsvariometers in Skalateilen n^ 

 und n^ , wobei der Winkelwert eines Skalateiles t = 0'.677 ist, so erhält 

 man, wenn ferner k eine Konstante ist : 



'1 



[ 



'^V+ ?ii^) cos (& + â^9) = (Pb + ^H,) sin (&^i\r9) + Pa cos (& + <y^») , 



^ F- Hl^) cos (S-S^O-) = (Pb + ,u i/,) sin (.^-();,'>) + Pa cos (&-â^&) , 



e ' 



und somit: 



e 



(Pb + f.H,) ^m(ô\& + ô\&) 



^ ^^ ' cos(,^ + c)',.'^)cos(^-c);^) 



Es ist aber. 



cos (& + âi&) cos (& _ (5^3^) = cos \9- cos Jj.^ cos c^^-^ + 

 sin i9- cos & sin (â^S- — â^â-) — sin ^«9^ sin fV, .9^ sin â^9- , 



wo aber die beiden letzten Glieder der rechten Seite im Verhältniss zum 

 ersten vernachlässigt werden können. Somit wird: 



ék/uM (Pb + uH,\,^ t a. , ^ V a\ 



