8 E, Solander, 



Abstand von der geteilten RückHäche der Skala bis zur spiegelnden 



Rückfläche des Spiegels = 241,57 cm. 



Glasdicke der Skala = 0,17 cm. 



» des Spiegels = 0,25 cm. 



» des Planglases = 0,25 cm. 



und somit der reducierte Abstand a = 241.35 cm. und der angenäherte 

 Wert t, = sin 0'.712. Natürlich muss dagegen f^ genau ermittelt werden, 

 wenn man die Empfindlichkeitskonstante durch Beobachtung von Schwing- 

 ungen in horizontaler und vertikaler Ebene bestimmen will. 



Eine bei der Bestimmung erhaltene Beobachtungsreihe mag hier 

 in extenso wiedergegeben werden, um die Güte des Instruments beur- 

 teilen zu können. Es ergab sich, am 26:ten März: 



513.9 469.2 



513.8 4691 



513.8 469-2 

 513.7 469.2 



5139 469-3 



514.0 469-5 



514.0 469-5 



513.9 469.4 



514-1 469-7 



.514-0 469-7 



Mittel 513.91 469-38. 



somit Vi — Vi = 44.53. Eine neue Reihe ergab den fast identischen Wert 

 Vi — V2 — 44.54; zwischen beiden liegt die Bestimmung von «j — 71.. = 29.90. 

 Ein von Reibung herrührender Fehler scheint somit gar nicht vorhanden 

 zu sein. Mit einem stärkeren Magnetstabe erhielt ich am folgenden 

 Tage in derselben Weise «1 — ^2= 199.26; «1 — «2 == 132.65. Nimmt man 

 // = 0.1618 an, so giebt die erstere Bestimmung (V F = 10~^.2.l4u.; die 

 letztere ôV= 10""' . 2.12 u, oder im Mittel âV= 10"^ 2.13 v. Da bei der 

 letzteren die Ablenkungen etwas grösser waren, wurde vorerst eine kleine 



Korrektion ei(vi — v-^Y; bez. — -- sin 'h (ji^ — 7i^y angebracht um die 



'Ablesungen der Tangente des Winkels proportional zu machen. Die 

 grössere dieser Korrektionen beträgt übrigens nur — 0.08 Skalateile. 



V TT 



In gleicher Weise erhält man ferner im Mittel — — = 0.0000457 v. 



Um die Temperaturkorrektion des nicht kompensierten Instru- 

 mentes zu bestimmen, wurde die Kupferhülle mit einem langen Bleirohre 



