MODIFICIERTE LlOYDSCHE WaGE. 9 



spiralförmig umwunden, eine freilich etwas schwierige Operation. Ver- 

 mittelst entsprechender Kautschukligaturen, eines Y-förmigen Glasrohres 

 und zweier langen geraden Glasröhren konnte das Bleirohr abwechselnd 

 mit einem kupfernen Behälter mit eiskaltem Wasser, welchem Kochsalz 

 zugesetzt wurde um Eisbildung zu verhindern, uud einer Glasretorte zum 

 Kochen vereinigt werden. Vor der eigentlichen Bestimmung wurde 

 mehrere Stunden lang ein Strom Wasserdampf durch die Röhre geleitet 

 um durch die Erwärmung einen konstanten Magnetisierungszustand her- 

 zustellen, wobei dann, wie vorauszusehen war, eine ziemlich beträchtliche 

 Abnahme des Moments stattfand. — Natürlich ging diese Bestimmung 

 die der Empfindlichkeitskonstante voraus, obwohl ich sie des Zusammen- 

 hangs wegen erst hier beschreibe. Nach der Abkühlung des Apparats 

 wurde nun ein kurzer Stoss Wasserdampf durch die Rohrleitung getrieben. 

 Dann stieg das Thermometer allmählich auf ein Maximum, welches je- 

 doch, wie die Ablesungen im Fernrohr zeigten, etwas früher erreicht 

 wurde als die Maximitemperatur des Magnets. Da aber die Temperatur 

 des Magnets nicht gern höher steigen konnte als die gleichzeitige Tem- 

 peratur im innern des Instruments, habe ich die kleinsten Ablesungen 

 der Skala mit den gleichzeitigen des Thermometers zusammengestellt. 

 Nachher wurde ein neuer Strom VVasserdampf durch die Röhre getrieben, 

 und so fort, bis zuletzt, bei den vollständigsten Reihen, der Apparat von 

 neuem durch kaltes Wasser abgekühlt wurde. Der Kontrolle wegen 

 wurde die letzte Beobachtungsreihe etwas anders ausgei'ührt, in so fern 

 als ich schwach erwärmtes Wasser anstatt des Wasserdampfes durch die 

 Röhre strömen Hess; die genaue Übereinstimmung mit den vorigen 

 Reihen beweist die Zulässigkeit meiner Annahme über die Temperatur- 

 variation im innern des Apparats. 



Nova Acta Reg. Soc. Sc. Ups. Ser. III. 



