MODIFICIERTE LlOYDSCHE WaGE. 



13 



gross als zu klein ist, so ergiebt sich der Wert, den ô Hi nicht über- 

 schreiten darf, damit nicht der Fehler grösser als 0.3 Skalateile werde, 

 aus der Gleichung: 



O.Ol âH, = 0.0000457 . 0..S 

 .-. öH^ = 0.00137 . 



Man kann somit die besprochene Fehlerquelle meistenteils ohne 

 Bedenken vernachlässigen. 



Es mögen nun hier einige von mir angestellten Variations- 

 ablesungen Platz finden, welche von dem regulären Gang der drei 

 Elementen während der Tageszeit wenigstens einen angenäherten Bild 

 geben. Die Ablesungen am Deklinations- und Horizontalintensitäts-Vario- 

 meter sind bezw. mit n und n' bezeichnet; an den letzteren ist die Tem- 

 peraturkorrektion — 1.37(« — 15) angebracht. Die Temperaturkorrektion 

 der Wage ist der oben erwähnten Tafel entnommen. 



Variationsablesungen im magnetischen Observatorium zu Upsala. 



