X-iin grosser magnetischer Theodolit von Lamonts Konstruktion ') für 

 absohlte Intensitätsmessungen findet sich im hiesigen magnetischen Ob- 

 servatorium; demselben waren vier Magnete mitgegeben, zwei von 20 

 und zwei von 15 cm. Länge. Um aber beim grossen Theodolit, wie bei 

 seinem Reiseapparate dieselben Magnete verwenden zu können, hat Herr 

 Prof. Thalén seine Konstantenbestimmungen mit den dem letztern zuge- 

 hörigen Magneten gemacht ^), und so kommt es, dass die genannten vier 

 Magnete bis jetzt ohne Anwendung geblieben sind. Um dieselben von 

 einander zu unterscheiden, habe ich an der Mitte mit Salpetersäure ver- 

 mittels eines Glasstifts die Ziffern 1 — 4 eingeätzt und sodann mit dem 

 langen Magnet N:o 1 vollständige Konstantenbestimmungen vorgenommen. 



1. Ermittelung des Temperaturkoefficienten. Um zunächst den 

 Temperaturkoefficienten zu bestimmen, versuchte ich zuerst ein dem We- 

 berschen sehr ähnliches Verfahren anzuwenden, indem ich die Nadel 

 eines Theodolits mit einem der übrigen Magnete als Hilfsmagnet um 90" 

 ablenkte — die Lage, wo das Gleichgewicht der Nadel eben aufhörte 

 stabil zu sein, schien mit grosser Genauigkeit bestimmt werden zu kön- 

 nen — und sie dann mit N:o 1 in den Meridian zurück führte, worauf, 

 während der Hilfsmagnet fortwährend in Eis eingebettet blieb, der Mag- 

 net N:o 1 abwechselnd mit Eis und mit warmem Wasser umgeben wurde. 

 Der so erhaltene Temperaturkoefficient, a = 0.000293, erwies sich aber 

 mit den folgenden Schwingungs- und Ablenkungsbeobachtungen unver- 

 einbar; vielleicht, weil der grosse Magnet viel später, als ich vermuten 

 konnte, eine gleichniässige Temperatur annimmt. Da es mir aber nach 

 vollzogener Konstantenbestimmung kaum ratsam erschien den Magnet den 



1) S. Annalen d. K. Sternwarte in München, Suppl. B. IV. 



2) E. Thalén: Jordmagnetiska bestämningar i Sverige under åren 1869 — 1871. 

 Sv. Vetenskaps-Akademiens Handl. B. 10 N:o 12 (1872). 



Nova Acta Reg. Soc. Se. Ups. Ser. III. 1 



