Konstantenbestimmung mit einem Lamontschen Theodolit. 3 



Die übrig gebliebenen Divergenzen sind von der Temperatur unab- 

 hängig, und daher nehme ich an, dass der früher gefundene Tempera- 

 turkoefficient der richtige ist. Sodann habe ich die zu demselben Teil- 

 striche des Variometers reducierten Bestimmungen von log sin (f , wobei 

 (f der Ablenkungswinkel am kürzesten Abstände, als lineare Funktion 

 der Temperatur berechnet, wie folgt ') : 



Die erhaltene Formel war; 

 log sin (f = 9.769031 

 durch dieselbe bekommt man : 



10-^ 95.7 (f- 11.6); 



10-' . 95.7 = Mod (« -f 3 m) , 



wo 7n den Ausdehnungskoefficienten des Messings bezeichnet, und somit 

 a = 0.000164. 



Vom 27 Sept. ab scheint ein plötzliches Sinken der Differenzen 

 J eingetreten zu sein. Es ist möglich, dass dies davon kommt, dass ich 

 am vorhergehenden Tage, nach Beendigung der Beobachtungen, die 

 Schrauben, mit denen der Magnet an seinem Schlitten befestigt wird, 

 etwas fester zuzog, wodurch das Moment ein wenig geändert werden 

 konnte. Da überdies eine Abhängigkeit der Differenzen J von den Va- 

 riationsablesungen noch vorhanden zu sein schien, so glaubte ich eine 

 eingehendere Untersuchung hierüber nötig zu haben. Diese habe ich 

 dadurch zu erlangen versucht, dass ich den Theodolit als empfindlichen 



1) Da.s hier wie im folgenden benutzte Tliermometer, von Aderman in Stock- 

 holm, war an einem daran befestigten Bleistreifen mit N:o 3 gemerkt; dessen Null- 

 punktskorrektiou wurde gleich — 0''.25 gefunden. 



