4 E. Solander, 



Horizontalvariometer mit 62°29' Ablenkungswinkel aufstellte, vergleichende 

 Ablesungen am Variometer machte und die um Deklinationsvariationen 

 korrigierten Ablesungen v des Theodolits als Funktion der Variation 

 (n' — ?i)jj. und der Temperatur berechnete. 



Aus 30 Vergleichsbeobachtungen bekam ich in dieser Weise die 

 Formel : 



V = 84M2'.76 + 0.692 (n' — n — 149.25) + 1.36 (t - 9°.2l). 



Der Temperaturkoefficient, a, ergiebt sich nunmehr aus: 



1 ^^ tg62''29' , „ . 

 1.36 = -2__ — — (« + 3 m) 



sm 1 



zu 0.000150. Stellt man diesen Wert mit dem aus den Ablenkungsbeob- 

 achtungen berechneten zusammen, so wird im Mittel a = 0.000157. Als 

 definitive Korrektionsgleichungen erhält man alsdann: 



4 log sin (f, = 10-*^ . 92.4 (t - 15) 

 4 log r = - ^^ (a + 2,s)(^ _ 15) = - 10-« . 38.9 (t - 15) , 



Li 



wo s der Ausdehnungskoefficient des Stahls ist. Bei Schwingungen mit 

 Belastung erleidet die letztere Korrektion eine Änderung, /;, die folgender- 

 massen gefunden wird. Bezeichnet K das Trägheitsmoment des Magnets 

 (mit Aufhängevorrichtung), R das der Belastung, T, die Schwingungs- 

 dauer des belasteten Magnets, y und /, Torsionskoefficienten bei unbe- 

 lastetem, bezw. belastetem Stabe, so ist: 



MH{\Jrr)= -^ , 



T 



und somit, wenn nach der Temperatur variiert wird : 

 "^ T~Ka-R~Ka-R'k'^K 



M ' 2\ K + R K + R K ' K+ R R 



folglich : 



'ö 



4 log T^=- ^^ [2as + 2 (1 - a)m + «](*- 15) , 



