18 E. Solander, 



die Länge des benutzten Magnets 20 mal so gross ist als die Breite, so 

 dürfte diese Korrektion vernachlässigt werden können. Bei Bestimmung 

 des longitudinalen Induktionskoeffficieuten wurde ein englischer Theo- 

 dolit (der sogenannte Eugenieapparat) angewandt, welcher den Vorteil 

 gewährt, dass die Änderungen des Ablenkungswinkels, (hp, direkt an 

 einer Skala abgelesen werden können. Es ist dann: 



rr sin 1' . âœ' 

 2 ig I. lg (fj 



Mit if = 28'0' und i= 1()°52' bekomme ich: 



âcp y. . H 



I 2.'52 0. 001 19 



12.82 122 



12.89 '23 



12.08 115 



12.82 122 



und somit im Mittel y . H = 0.00120 . 



4. Bestimmung der Ablenkungskonstante {k). Vor allem 

 musste dabei die Schiene verificiert werden. Dies geschah vermittelst 

 der schon erwähnten Teilmaschine; zur Kontrole befestigte ich noch den 

 Normalmaassstab direkt an der Scliiene und mass die Differenzen ver- 

 mittelst eines mit Okularmikrometer versehenen Mikroskops. Die Löcher 

 für den Stift des den Magnet tragenden Schlittens befinden sich in der 

 Mitte zwischen je zwei Teilstrichen, so dass die unten angeführten Zahlen 

 Mittel aus je vier Abständen sind. Es ergab die genannte Verifikation: 



