2 N. C. DuNÉR, 



de très grandes dimensions, il m'informait qu'il ferait de son mieux pour 

 m'en procurer un. Encouragé par sa lettre, je lui écrivis de nouveau, le 

 priant de vouloir bien me faire construire un réseau aussi grand et aussi 

 parfait que possible, surtout au point de vue de la possibilité de faire 

 des mesures dans les spectres d'un ordre assez élevé. M. Rowland me 

 répondit qu'il venait de confier à un excellent opticien de Pittsburg, M. 

 Brashear, actuellement à Allegheny le polissage des miroirs pour les 

 réseaux et que toute la confection était entre ses mains. M. Rowland 

 voulut lui-même en surveiller la fabrication et soumettre les réseaux à 

 de sérieuses épreuves afin d'en pouvoir garantir leur haute qualité et 

 M. Rowland m'exposait encore une fois les grandes difficultés que ren- 

 contrerait la confection des grands réseaux. 



Par suite de cette lettre, j'entrai en correspondance avec M. Bra- 

 shear, et au printemps de 1885 il m'envoyait un réseau, mais de bien 

 moindres dimensions que celles que j'avais désirées, me disant que jusqu' 

 alors il lui avait été impossible d'obtenir des réseaux parfaits d'une plus 

 forte grandeur. 



Ce réseau forme un carré de er""" de côté sur lequel se trouve 

 un plan rehaussé de forme circulaire et d'un diamètre égal au côté du 

 carré mentionné Ce plan est d'un haut poli et le réseau qui fait 35°"° 

 X 50""° y est gravé, et porte 29000 traits. Chaque 100™ trait ost pro- 

 longé en dehors du réseau proprement dit afin d'eu pouvoir examiner 

 la division et en déterminer les erreurs. 



Cependant M. Brashear me promit de m'envoyer un autre réseau 

 plus grand aussitôt qu'on aurait pu l'obtenir. Ce dernier ne me parvint 

 qu'en l'été de 1886, et M. Brashear m'avertissait cette fois qu'il ne 

 voyait aucune possibilité d'en faire de plus grands avec la machine à 

 diviser qu'on employait alors. > 



Ce réseau magnifique est tracé semblablement à l'autre, mais sur 

 une plaque de 100""° de côté et consiste en 46000 traits d'une longueur 

 de öS™", repartis sur une largeur de SI""". 



Déjà bien longtemps avant l'obtention de ce second réseau j'étais 

 entré en pourparlers avec des mécaniciens au sujet de la construction 

 du spectroscope, et me décidai enfin à la confier à M. Jürgensen de 

 Copenhague. En mai 1886 M. Jürgensen m'avait déjà envoyé une es- 

 quisse de l'instrument faite d'après mes indications. J'avais examiné et 

 corrigé à fond cette esquisse, afin qu'on pût commencer la construction 

 de l'instrument aussitôt que le réseau me serait parvenu et que ses 

 dimensions et son poids me seraient connus. L'instrument et le statif 



