Recherches sur la rotation du soleil. 5 



la l'eute. Au-dessus du milieu de la fente on peut à l'aide de deux vis 

 faire glisser deux autres prismes rectangulaires qui réfléchissent de nou- 

 veau les rayons et les font entrer par la fente dans une direction paral- 

 lèle à l'axe de l'objectif du spectroscope. A l'aide de cette disposition ') 

 on a, dans le spectroscope, tout près l'un de l'autre, les spectres de deux 

 points opposés du bord solaire. Quand on fait ainsi entrer la lumière 

 des bords du soleil, le trou du milieu est bouché par une plaque en laiton. 



La pièce oculaire se trouve sur le côté du tube principal aussi 

 près que possible du bout supérieur de celui-ci. Elle consiste en un 

 tube d'une longueur de lOO"" et d'un diamètre de 50°"° et qui porte à 

 son bout intérieur un prisme rectangulaire, lequel se trouve tout près 

 de l'axe du tube principal, toutefois sans intercepter en aucune façon le 

 cone des rayons qui sortent de la fente. Ce cône rencontre l'objectif 

 qui rend les rayons parallèles, après quoi elles tombent sur le réseau 

 qui les disperse dans leurs rayons monochromatiques. Si l'on donne au 

 réseau une inclinaison suffisante, en tournant le bras des microscopes 

 autour de l'axe sur lequel il est fixé, il faut qu'une partie du spectre 

 d'un ou de plusieurs ordres en retournant par l'objectif, rencontre le 

 prisme qui vient d'être mentionné, y subit une reflexion totale et sort 

 du tube principal dans une direction sensiblement verticale contre l'axe 

 optique de l'objectif. L'image focale se forme à l'intérieur du tube qui 

 porte le prisme et on peut à l'aide d'un bouton à crémaillère faire glisser 

 le tirage du micromètre dans ce tube, jusqu'à ce que les fils se trou- 

 vent au même plan que l'image focale. 



Quant au micromètre, il est construit de sorte que la vis amène 

 à la fois les fils et l'oculaire. Ces fils étaient, en 1887 et 1888, au 

 nombre de quatre et parallèles deux à deux; ils s'entrecroisaient sous 

 des angles de 60'', On avait donc, au milieu du champ, un rhombe dont 

 le plus grand diamètre était parallèle aux raies spectrales et qui avait une 

 longueur presque double de celles-ci. Avant de commencer les mesures 

 en 1889, je fis introduire un cinquième fil au milieu de l'une des paires 

 de fils et parallèle à eux. Le rhombe que nous venons de mentionner 

 devenait, par conséquent, coupé en deux rhomboïdes, et au lieu de quatre 

 points d'intersection entre les fils on en avait six. Un pas de la vis a 

 une hauteur d'un quart de millimètre, et le tambour a un diamètre de 



1) C'est M. Langley qui l'a inventée. V. Schellen Die Spectralanalyse etc. 

 3™« édition, Tome II p. 224. 



