6 N. C. DuNÉR, 



40""° et est divisé en 100 parties égales. On lit les pas entiers sur une 

 échelle, qui se trouve sur l'une des coulisses latérales. 



Le micromètre est muni de 5 oculaires achromatiques, fabriqués, 

 de même que l'objectif, les lentilles et les prismes par MM. Reinfelder 

 & Hertel à Munich. Ces oculaires ont les suivantes distances focales 

 équivalentes, savoir: 



L'oculaire III est celui que j'emploie ordinairement pour les mesures; on 

 peut encore faire usage de l'oculaire IV dans des circonstances très fa- 

 vorables, tandis que l'oculaire II est réservé pour les circonstances plus 

 défavorables qu'à l'ordinaire et pour l'examen du spectre du cinquième 

 ordre. Au contraire l'oculaire I est excellent, quand on veut étudier, au 

 spectroscope, le chromosphère et les protubérances. L'oculaire V est 

 inutile pour le spectroscope proprement dit; on verra plus tard qu'il 

 peut être employé avec avantage à la photographie spectrale de certains 

 points du bord solaire. 



Pour attacher le spectroscope au réfracteur de l'observatoire de 

 Lund, on ôte à celui-ci le micromètre et tout le grand tirage, sur lequel 

 est fixé le micromètre; on enlève aussi les deux lourds contrepoids qui 

 sont fixés aux bouts inférieurs des deux balanciers, qui servent à dimi- 

 nuer la flexion de la lunette, selon la méthode imaginée par Fraunhofer 

 pour la construction de la grande lunette de Dorpat. Puis on applique 

 le statif du spectroscope et on le fixe à l'aide de quatre grosses vis, 

 dont deux entrent dans les bouts des balanciers, et deux dans l'annean 

 inférieur de la grande lunette. 



Le statif mentionné consiste en un grand manchon qui entoure 

 la partie inférieure de la lunette du réfracteur et le tube plus rétréci 

 dans lequel glisse le tirage du micromètre. Ce manchon est, comme 

 nous venons de le dire, fixé à la lunette par deux fortes vis, qui entrent 

 dans l'anneau inférieur de la lunette. Mais pour augmenter la stabilité, 

 et aussi pour diminuer le poids du spectroscope sur la lunette, j'ai fait 

 appliquer sur ce manchon deux bras forts qui s'adaptent aux deux ba- 



