Recherches sur la rotation du soleil. 7 



lanciers dans la position que ceux-ci ont. dans la position verticale de 

 la lunette. Par conséquent on peut, dans cette position, fixer ces bras 

 ^ux balanciers à l'aide de deux grandes vis, et on obtient ainsi une par- 

 faite stabilité du manchon par rapport à la lunette. Dans une position 

 plus ou moins horizontale, les balanciers exercent une très forte pression 

 en haut, et cette pression dévient encore plus grande par l'application 

 aux bouts supérieurs des balanciers des deux contrepoids qui sont néces- 

 saires pour redonner à l'instrument son équilibre. La partie la plus 

 étroite du manchon est de 32"" long; la partie la plus large n'a au con- 

 traire qu'une longueur de 36°"°. Deux anneaux très solidement fixés l'un 

 à l'autre tournent autour de cette partie du manchon à l'aide des rou- 

 lettes de friction, et on peut lire sur un cercle, gradué sur le bord in- 

 férieur du manchon, l'angle dont on fait tourner cette partie. 



Par ces deux anneaux passent quatre tubes en laiton d'une lon- 

 gueur de Uô""" et d'un diamètre de 26""". Ces tubes portent à leurs 

 bouts inférieurs l'un des coussinets et 50"" plus haut l'autre coussinet 

 dans lesquels reposent les deux anneaux qui se trouvent sur le tube 

 principal du spectroscope. Aussitôt qu'on a placé le spectroscope dans 

 ces coussinets, on l'y retient à l'aide de deux arcs de cercle en laiton 

 qu'on fixe aux coussinets avec des vis. 



MM. Reinfelder & Hertel avaient livré une serie de verres de 

 différentes couleurs et qu'on pouvait visser sur les oculaires. Cependant, 

 j'ai trouvé les couleurs de ces verres de beaucoup trop impures pour 

 qu'ils puissent servir avec avantage à séparer les spectres des différents 

 ordres. Ils affaiblissaient considérablement même les couleurs spectrales 

 qui étaient en apparence à peu près les mêmes que celles dont ils étaient 

 teints eux-mêmes. Pour éviter cet inconvénient, j'ai fait appliquer sur 

 les oculaires le prisme à vision directe qui appartient au petit spectro- 

 scope de la construction indiquée par Zöllner et qui est designé par 

 SsO dans mon mémoire sur les spectres des étoiles de la troisième 

 classe p. 11. Pour séparer les spectres des différents ordres, on fait 

 tourner ce prisme de sorte que son bord réfringent devient parallèle à 

 l'extension logitudinale des spectres. La hauteur des spectres étant fort 

 petite, les spectres des différents ordres deviennent ainsi tout à fait sé- 

 parés, à moins qu'on n'emploie les deux oculaires les plus forts, auquel 

 cas ils se touchent par la tranche. 



Il me faut finalement remarquer qu'on peut fixer le bras des mi- 

 croscopes à l'aide d'une pince et lui faire subir de petits changements 

 en position par une vis micrométrique. 



