14 N. C. DuNÉR, 



savoir un des petits spectroscopes stellaires, construits par M. Heustreu 

 à Kiel, d'après les indications de M. Vogel et un encore plus petit spec- 

 troscope de M. HiLGER. Pour ces essais il me fallut opérer avec une 

 grande prudence, afin d'éviter que la lumière directe n'entrât dans la 

 fente. Cependant il m'arriva quelquefois, même sans emploi d'aucun 

 verre rouge d'apercevoir la raie C et même une fois la F et la i),. 



S'il est prouvé par ces essais qu'on peut apercevoir les raies 

 chromosphériques à l'aide des plus faibles spectroscopes, mes observa- 

 tions avec le grand spectroscope semblent prouver qu'une dispersion et 

 un grossissement trop considérables peuvent totalement empêcher la vi- 

 sibilité des raies en question. A mes premières observations, j'ai fait 

 usage de l'oculaire II et du troisième spectre sans être en état de bien 

 voir seulement la raie C. L'observation réussissait à merveille au con- 

 traire, quand j'employais l'oculaire I et le spectre du premier ordre, et 

 j'ai pu voir, non seulement les raies spectrales, mais aussi l'image du 

 chromosphère avec ses points et ses filaments avec une netteté bien j^lus 

 grande que celle que donne le spectroscope de Merz. 



Cet exposé ne serait pas complet si je négligeais entièrement les 

 inconvénients que présente notre instrument. Ils sont causés par ses 

 grandes dimensions et le poids considérable que ses parties différentes 

 ont dû obtenir. Ce poids est cause que des flexions se produisent dans 

 certaines parties de l'instrument. La plus fâcheuse de ces flexions est 

 celle dans le bras des microscopes et dans les autres parties qui suppor- 

 tent le pesant réseau. Ces flexions peuvent faire que parfois les spec- 

 tres n'entrent pas au champ de vision, ou du moins qu'ils ne coïncident 

 pas avec quelqu'un des points où les fils du micromètre se croisent, à 

 moins d'ajuster la position du réseau avant de commencer une observa- 

 tion; et si les observations durent longtemj)s, il devient parfois, bien 

 que seulement dans des cas exceptionels, nécessaire de la corriger encore 

 une fois, afin d'amener de nouveau cette coïncidence. La correction 

 dont je viens de parler est un grave inconvénient, les vis de correction 

 sur la cassette qui porte le réseau étant inaccessibles, lorsqu'on a l'œil 

 à l'oculaire de l'instrument, et par conséquent un assistant exercé dans 

 ces corrections étant indispensable à chaque observation. 



D'ailleurs, l'instrument est assez compliqué et exige par consé- 

 quent une foule d'autres corrections, mais on n'a que très rarement à 

 s'occuper d'elles, après que l'instrument a été une fois dûment ajusté. 



Jusqu'à présent, les seules mesures que j'ai faites avec le spec- 

 troscope ont consisté en mesures micrométriques des distances entre 



