Recherches sur la rotation du soleil. 



15 



certaines raies du spectre solaire. Aussi les erreurs périodiques et pro- 

 gressives de la vis micrométrique sont-elles les seules erreurs dans les 

 appareils de mesure de l'instrument dont je me sois soucié. 



A l'examen des erreurs périodiques, je me suis servi du même 

 instrument que j'ai employé pour déterminer les erreurs périodiques de 

 la vis micrométrique du réfracteur de Lund^). Cependant, la construc- 

 tion différente du micromètre du spectroscope, la vis entraînant aussi 

 avec elle l'oculaire, a nécessité un changement dans l'appareil. Il fallut 

 prolonger le microscope d'un tube qui descendait à peu près jusqu'à la 

 plaque supérieure du micromètre, et l'oculaire qui produisait l'image 

 agrandie des fils fut vissé dans ce tube au lieu de l'être dans le mi- 

 cromètre. 



A cette recherche sur les erreurs périodiques, j'ai cru pouvoir me 

 limiter à celle des valeurs exactes, en parties décimales d'un pas entier 

 de la vis, des différents quatrièmes d'un tour lus sur le tambour. J'ai 

 trouvé, en 1887, ce qui suit: 



Moyenne 0,2514 



0,2502 



0,2476 



0,2508 



On a donc les vraies valeurs des lectures sur le tambour et les 

 erreurs périodiques suivantes: 



On voit que les erreurs périodiques trouvées ne surpassent pas 

 de beaucoup leurs erreurs probables et l'erreur inévitable d'une lecture 

 sur le tambour. Il devrait donc être permis de les négliger entièrement, 



1) N. C. DuNÉR, Mesures micrométriques d'étoiles doubles. P. XIV et suiv. 



