16 



N. C. DUNÉR, 



d'autant plus qu'aux différentes mesures de la distance entre deux raies 

 spectrales il arrive presque inévitablement que les mesures se portent 

 chaque jour sur des parties différentes de la vis, et que par conséquent 

 ces erreurs s'éliminent presque entièrement dans la moyenne d'un grand 

 nombre de mesures. Cependant j'ai préféré de rien négliger, et j'ai dé- 

 duit la formule suivante pour les corrections qu'il convient d'appliquer 

 aux lectures: 



Corr. = + ©"^lOooö + o',ooi4 Sin (r — 36") 

 Cette formule donne pour 



A l'aide de la formule trouvée, j'ai calculé la table suivante qui 

 donne les corrections, exprimées en unités de la quatrième décimale, 

 qu'il faut appliquer aux lectures sur le tambour: 



Table des erreurs périodiques en 1887 



En 1888, il m'a fallu réitérer ces recherches. En construisant le 

 micromètre, M. Jürgensen avait commis l'erreur de faire le ressort à 

 boudin trop court. Par conséquent, celui- éi exerçait une si forte pres- 

 sion sur la vis, lorsqu'on s'avançait aux plus hautes valeurs de l'échelle 

 des tours entiers, qu'il était presque impossible d'atteindre la lecture 40,0 

 et pas prudent de surpasser la lecture 33. Je priai donc M. Jürgensen 

 de remédier à ce défaut pendant l'hiver 1887 — 1888, en changeant le 



